ACADÉMIE DE BOLOGNE, 163 



ifcr'it en Hollandois , dont on avoit fait eufuire une traduftion fran-'* 

 çoife. Le concert & l'approbation d'un fi grand pliyficien flatta beaucoup AcADF.^^^E 

 M. Tabarini. Il recommanda les nouveaux thermomètres à M. D. Re- r **" 

 villa , qui s'ctoit fait à Rome une grande réputation dans les m»tlicma- ^^ 

 tiques & la phylîque. En quittant cette ville , M. Tabarini lui fit pré- BotocKn. 

 fent d'un de ces thermomètres , en l'invitant à s'en fervir dans fes obfer-^_____ 

 varions journalières , & à le comparer avec les thermomètres ordinai- ij 

 res , ce que M. Revilla ayant fait avec beaucoup d'exaélitude , il écrivit 

 enfuite fouvent à M. Tabarini que les nouveaux thermomètres lui avoienc 

 paru d'un ufage beaucoup plus commode , qu'ils indiquoient plus vite 

 que tous les autres chaque degré de chaleur, & , en conféquence , qu'il 

 croit déterminé à ne fe fervir déformais que de ceux-là. 



Ces deux avantages font confidérables fans doute ; mais le plus grand 

 eft l'invariabilité de la capacité intérieure du vafe en écuelle , d laquelle 

 ni la chaleur ni le froid n'apportent aucun changement , ce qu'on ne 

 peut pas dire de la boule ou du cylindre qui terminent les thermomètres 

 ordinaires. On a donc une très-grande obligation à celui qui a imaginé 

 de fubftituer le petit vafe à la boule ., puifqu'on a tout-à-fait corrigé 

 par-là , ou du moins très-norablement diminué l'erreur qui réfulte de la 

 dilatation ou de la conftridion du globe , antérieures à celles de la 

 liqueur. 



Nous avons parlé jufqu'ici d'un défaut tiès-connu du thermomètre , 

 que perfonne encore avant MM. Mufchenbroek & Tabarini n'avoit 

 travaillé à corriger , & dont M. Bulhnget a indiqué le premier le 

 moyen 5 venons maintenant à un autre défaut que M. Galéati a fait con- 

 noître , je crois , avant tous les autres phyficiens , & auquel M. Taba- 

 rini a taché de remédier. M. Galéati avoit fouvent remarqué que la li- 

 queur du rherinometre bailfoit un peu , lorfqu'on l'enfermoit dans le ré- 

 cipient de la machine du vuide , & qu'on ponipoit enfuite l'air. Beau- 

 coup de phyficiens attribuoient cet effet à la chaleur qui eft moindre dans 

 le vuide que dans le plein ; Se cette opinion n'étoit pas dénuée de vrai- 

 femblance. Mais en réfltchirtant fur le tout , M. Galéati en a imatriné 

 nne autre, qui , àfon avis , ainfî qu'à celui d'autres phyficiens a plus de 

 probabilité; favoir , que l'air qui pefe extérieurement fur toute la cir- 

 conférence du tube, le rétrécit un peu lui-même. Se que cette prefllon 

 venant à celTer dans le vuide , le tube fe dilate , ce qui fait baiffer la 

 liqueur ; quel eft en effet le corps qui ne fe dilate pas lorfqu'il n'eft 

 plus foumis à la preflion de l'atmofphere ? Or , fi tous les corps fe tu- 

 méfient & augmentent leurs dimenfions dans le vuide , pourquoi n'ar- 

 liveroit-il pas quelque chofe de pareil aux tubes ? Mais il cela eft , le 

 défaut dont nous venons de parler doit ctre commun à tous les thermo- 

 mètres ; ils fa relfcreront tous un pîu tant qu'ils feront comprimes de 

 toute part par l'air exrérieur , & obligeront la liqueur à s'élever un peu 

 plus haut que le degré de chaleur ne le comporte. Si cette erreur eft i 



Xij 



