Académie 



164 COLLECTION ACADÉMIQUE, 



crnindre pour tous les thermomètres , elle eft inévitable fur-tout poui 



ceux dont la portion fupérieure eft entièrement purgée d'air. 



Sciences ^'^* G^^^ati ayant fait part de fes idées à M. Tabarini fon amij avec 



DE lequel il avoir déjà fabriqué à Bologne les thermomètres terminés par le 



Bologne, petit vafe en écuelle j ce dernier voulut répéter l'expérience du vuide fur 



ces thermomètres ; le rél\iltat ne fut point différent , &c l'erreur fut en- 



HiSTOiRE. '^°^^ P^^'^ feniible ; car la liqueur de ces nouveaux thermomètres , lorf- 

 qu'on les eut portés dans le récipient de la machine pneumatique , &i 

 qu'on eut poiTipé l'air , bailTa un peu plus que dans les autres , ce qui 

 - . dépendoit peut-être , de ce que le petit vafe en écuelle ayant pu êtte 

 compofé d'un verre plus mince ^ étoit plus comprimé par l'air exté- 

 rieur , & fe dilatoit enfuite davantage , lorfque cette preOion venoit à 

 ceffer. 



M. Tabarini crut qu'on pourroit aller au-devant de cette erreur , dont 

 il voyoit que fes thermomerres n'étoient pas plus exempts que les au- 

 tres , en plaçant les tubes dans le vuide , avant d'en drelfer l'échelle , 

 afin devoir, parladépreflion de la liqueur , de combien elle s'élève, dans 

 le plein , par la prelfion de l'air extérieur. Quelle que fût cette élévation, 

 on devoit , en graduant enfuite le thermomètre , n'en point tenir de 

 compte , enforte que l'échelle n'exprimeroit alors que les degrés d'af- 

 cenfîon qui réfultent uniquement de la chaleur , & nullement celle qui 

 provient de la pefanteur de l'atmofphere. 



Alais quoique cette méthode puilfe , à mon avis , être très-avanta- 

 geufe , il faut pourtant convenir qu'elle ne levé pas encore toute la dif- 

 ficulté ; car comme l'air eft tanxôt plus grave , & tantôt plus léger , il 

 rétrécira quelquefois plus , & d'autrefois moins les tubes , &: fera , par 

 conféquent , aufîi monter plus ou moins la liqueur du thermomètre. 



Puifque nous en fommes à la preffion de l'air extérieur , je ne m'é- 

 loigne gueres de mon fujet , en difant un mot d'une difpute que M. 

 Taoarini eut .1 foutenir contre quelques phyfîciens de Rome , & dont 

 il nous fit lui-même le récit , lorfqu'il lut fon mémoire à l'académie. 

 Ces phyfîciens défapprouvoient les thermomètres ouverts par le bout , 

 par-là raifon que l'air qui entre par-là dans le tube , en pefant fur la 

 liqueur j ne lui permet pas , félon eux , de s'élever aufTi haut que la 

 chaleur la feroit monter. M. Tabarini faifoit auffi moins de cas de ces 

 thermomètres que des autres ; mais il nioit qu'ils euffent le défaut qu'on 

 leur impute ; & pour ne pas perdre fon tems à raifonner , il eut re- 

 cours fur le champ à l'expérience. Il prit deux thermomètres vuides 

 d'air Se parfaitement fermés par le bout , qu'il avoir conflruit fuivant la 

 méthode de M. de Réaumur , & après les avoir mis fur le feu , afin de 

 faire monter la liqueur au-de(fus du degré de l'ébuUition , il les plongea 

 enfuite fucceffivement dans l'eau bouillante & dans la glace , & marqua 

 toujours avec la plus grande exaditude les différens degrés auxquels l.\ 

 liqueur s'arrètoit. Cela fait , il ouvrit les mêmes thermomètres , pom 



