ACADÉMIE DE BOLOGNE. 587 



^ mi -'■'^'^ ?i»'** ^ - ' " "■ ■} ■ Académie 



s. DES 



SUPPLEMENT A L' HISTOIRE. ^^%f^^ 



, E01.0GKE. 



Sur un nouveau degré de perfcclion donné au thermomètre, '^^^^^^. 



A 



MOnfieur Stancari , qui avoit entrepris tant de travaux pénibles pour leSL'msTOiRE 

 .progrès de la pliylique , s'étoit, entt'aiitres chofes , beaucoup oc- 

 cupé de la conftruûion du thermomètre , & en avoit fait faire plulieurs 

 félon la méthode de M. Amontons. Un jour qu'on en parloit à l'aca- 

 démie , M. Rondelli propofa d'elFayer fi l'on pourroit conftruire un 

 thermomètre qui marquât les dirtérens degrés de chaleur , par la dila- 

 tation & la condenfation de l'air renfermé dans la bouteille , &c qui 

 eût en mcme-tems la partie fupérieure de fon tube fermée hermé- 

 tiquement & purgée d'air j car cette partie eft ouverte , dans le ther- 

 momètre de M. Amontons , & l'air y entre librement, ce qui n'eft pas 

 fans inconvénient , puiique , pour eftimer le degré de chaleur , il 

 faut toujours avoir égard à la pefanteur de l'athmofphere , ce dont on 

 feroit difpenfé moyennant la nouvelle correftion. 



M. Stancari fe chargea volontiers de ce foin , &: fit aufiî-tôc conf- 

 truire un thermomètre tel que M. Rondelli le defiroit. Ayant pris un 

 tube recourbé, qui avoir une jambe plus courte , fermée & terminée par 

 une fiole ronde , & l'aune plus longue &c ouverte , il fit entrer peu-à- 

 peu du mercure dans celle-ci j Se en inclinant le tube à diverles re- 

 . prifes & en diftérens fens , il fit enfo' te que le mercure remplît pref- 

 que entièrement la longue jambe , fans defcendre jufqu'à la fiole. 

 Alors il ramollit la partie fupérieure de cette jambe à une lampe d'cmail- 

 leur , & la ferma hermétiquement j enfuite il renverfa le tube, afin 

 que le peu d'air qu'il pouvoit y avoir encore dans cette partie j fe ren- 

 dît dans la fiole , & fe mêlât avec celui qui y étoit contenu. Enfin 

 il redrelHi le tube , &: le mercure étant defcendu dans la jambe longue 

 autant que pouvoit le permettre l'air de la fiole , il eut un tiiermo- 

 metre conftrult fuivant l'idée de M. Rondelli. Ce thermomètre , gra- 

 dué méthodiquement j marqua enfuite les variations du froid i?C du 

 chaud , d'une manière exaélement conforme à celui de M. Amontons. 

 On a conftruit depuis à Bologne d'autres thermomètres fur ce modèle. 

 Ce font ceux que j'ai appelle ailleurs thermomètres de M. Stancari. 



* 



E e e e ij 



