P a I S Y Q U E. 



28 ABREG6 DES MEMOIRES 



: en voil^ done une legitimement rejettee. Les quatre autres font , celle qui 

 a fervi h la niefure dii degre du meridien pres de rEquateur ; ccUe 

 ' qui a fervi ^ la mefure du degre du meridien proche le cercle pol.iire j 

 Ann^e IJIX. ce'le qui a fervi \ M. de U Caille pour mefurer un degre du meridien , 

 dans la partie auftral , au Cap de Bonne-Efpdrance •, & enfin celle qui a 

 fervi aux celebres obfervations du pendule, faites par M. de Mairan : nous 

 ne parlous pas de celle de M. de la Hire, employee par M. Caffini, elle 

 eft identique avec la toife du nord. 



Ces quatre toifes etant aduellement exiftantes , il a ete facile de les 

 comparer : & voici quel a ete le refultat de la comparaifon •, en prenant 

 pour terme de comparaifon la toife examinee en 1735 par I'academie, & 

 qui a fervi au Perou ■, celle du nord s'eft trouvee plus courte d'environ uu 

 vingtieme de ligne, on peut meme en afligner la cau(e; cette toile ayant 

 ^te mouillee de I'eau de la mer dans le naufrage du vaiffeau oil elle fe trou- 

 voit au retour, il eft trcs-vraifemblable quelle aura ete rouiliee , & que 

 cette quantity prefque imperceptible , dont elle eft plus courte , ne vient 

 que de ce qu'on en a enleve en la derouillantv cette petite quantite meme 

 lie doit avoir influe en rien fur Toperation , le naufrage qui I'a caufee n'e- 

 tant arrive qu'au retour, & par confequent , eu egard \ la mefure dil 

 degre, celui du Nord & celui du Perou ont ae mefures avec la meme 

 toife. 



La toife de laquelle M. I'abbe de la Caille s'eft fervi pour la mefure d'un 

 degre du meridien au Cap de Bonne-Efperance , avoit ete faite par le feii 

 lieur Langlois, qui I'avoit etalonnee avec le plus grand foin , fur le meme 

 etalon qui avoit fervi \ fixer la longueur precife des toifes employees au 

 Perou & en Laponie, & qui ^toit en fa poffedion-, cette toife ne fe trouve 

 plus, mais on peut affez compter fur I'exaditude de ce celebre artifte, 

 tres-exerce d'ailleurs dans les travaux de cette efpece, pour etre fur que 

 cette toife etoit exaftement egale aux autres. 



Refte enfin la toife de M. de Mairan qui n'a pas fervi aux operations 

 geod^fiques, mais que ce celebre academicien a employee pour les obfer- 

 vations fur la longueur du pendule, dont il a rendu compte en 1755 i 

 elle avoit ete, dit-il, mefuree fur I'etalon du Chatelet, mais foit que cette 

 mefure eut ete faite par une temperature trcs-differente de celle de i ? de* 

 gres du thermomctre de M. de Reaumur , qui regnoit lorfque M. Godin 

 avoit fait la comparaifon de celle du Perou, foit, ce qui eft plus vrai- 

 femblable , que la groffierete de cet etalon ne comportat pas une mefure 

 tres-exade •, cette toife comparee \ celle du Nord & du Perou , s'eft trou-. 

 vee de plus d'un dixieme de ligne plus courte que cette derniere-, quan- 

 tite qui bien qu'infenfible pour les ufages ordinaires de la vie, ne I'eft nul- 

 lement lorfqu'il s'agit de recherches aftronomiques & phyfiques , qui ne 

 fouffrent pas la moindre inexadlitude. 



De tout ce que nous venons de dire, il eft aife de conclure que la 

 toife du Perou, i laquelle celle du Nord & celle du Cap de Bonne- 

 Efperance font ou ont ete lors des operations abfolumeni egales , doit etre 

 regardee comme la veritable toife de I'academie, il y a certainement bien 



