DE L'ACADEMIE ROYALE DES SCIENCES. 75 

 petlts poids qii'on mettra fiicceflivement dans Ics plateaux P , Q^, 'fig. i) — ^^— ^— « 

 ils donncront des divilions inegales qui reprclenteront des variations ega- „ 

 les dans le poids de Li boule, ou, ce qui revient au nieme, dans la den- ^ ^ ' 



fite de ratmofphcre. Annie ij8o. 



C'eft done aux phyficieiis ^ choifir de ces deux conftruttions, celle qui 

 convieiidra le mieux a Icurs vues •, j'aurois cru manquer au public, fi je nc les 

 avois pas propofecs toutes deux avecleurs avantages & leurs inconveniensj 

 c'eft i iui h. decider. 



L'inftrument etant fuppofe exa(ftement conftruit fur les principes que 

 nous avons indiques, doit etre tenu fous une verrine qui le mette \ I'abri 

 du vent, de la poufTierc & de riuimidits, fans empechsr de voir tous fes 

 mouvemcns-, on en voit alFez la raifon, le vent etant capable de deranger 

 entierement la marche d'un inftrument audi delicat que celui-ci , & la pouf- 

 fiere & Ihumidite y devant produire neceflairement le double inconve- 

 nient , de charger la boule & de gcner le mouvement de la courbe lur les 

 plans ou elle roule. 



Nous avons dit que le plus ou le moins de longueur de la ligne Clifig. :i) 

 qui exprime le deplacemcnt du point d'appui , regloit le plus ou moins 

 de fenlibilite de rinftrument, tant qu'on le dcftinera aux oblervations de la 

 denlite de I'air, cette longueur eft determince, & nous avons donne le 

 moyen de la fixer : on ne peut s'ecarter de cette regie, fans oter 4 ces . 

 inftruniens la precieule propriete d'etre comparablcs, c'eft-i-dire, de don- 

 ner tous la mi-me denlite de I'air, exprimee par les memes nombres, quoi- 

 que leurs divilions puiilent n'ctre pas les mcmes enetendue, fur difterens 

 inftruniens. Comme cependant il pourroit le trouver des circonftances 

 dans lelquelles on auroit beloin que Tinflrument fut plus ou moins (enll- 

 b!c , on le procurera cet avantage en dounant ^ chaque inftrumtmt trois 

 regies. Tune dans la proportion hxee ci-deirus,& deux aurres, I'une lur 

 line ligne CI plus grande, & I'aurre fur une ligne CI plus petite; mais en 

 ce cas la graduation ne fcra plus la meme (ur le plan NO (Jig. z ) & il 

 faudra en avoir plulicurs qui rrpondent aux difFercntes lignes CI, & aux 

 differens ulages qu'on voudroit taire de I'inftrumcnt ■, & pour pouvoir faire 

 cette fubftitution commodement, il faudra que le plan NO foit une efpece 

 de cadre a coulille, qui puille recevoir i volontc la graduation conve- 

 nable. 



Peut-etre me rcprochera-t-on d'avoir rendu cet inftrument trop volu- 

 niineux,& je n'olerois affurer que cela ne flit vrai, au moins jufqu'^ un 

 certain point. Je pourrois repondre qu'un inftrument de phylique n'eft pas 

 un orncmcnt, & qu'il eft allcz elegant, quand il eft affez exadi : je pour- 

 rois ajouter que la taille gigantefoue des premiers tliermometres de feu 

 M. de Reaumur, ne les a pas cmpcche d'etre adoptes, & qu'on eft enfin 

 parvenu i les reduire , fans diminuer leur utilite. Peut-ctre en fera-t il de 

 nicme de I'inftrument que je propofe-, mais j'ai cru devoir joueri jeu lur, 

 & me procurer des variations aflez grandes, pour donner prife i nn exa- 

 nien exad -, il fera toujours temps de le reduire , & la conftrudion que 

 j'en donne, en fournira' aifement les moyens. 



K ij 



