DE L'ACADEMIE ROYALE DES SCIENCES. 5 



force s'oppofe zulTi i la dilatation , & on ne pent fiippofer fans prcuve 



quelle I'oit cgale ^ celle qui agiroit fur le mercure dans la meme circonf- 



tance. D'ailleurs, comme la loi de la dilatation eft differcnte dans les dif h Y S i Q u z. 



ferens fluides, qu'il faut par conleciuent rapporter toutes les obfervations /ffin^g xjlG, 



it une feule efpece de thermometres , & que c'eft aux thermometres de 



mercure qu'il paroit convenable de donner la preference , il feroit plus 



avantageux, au-lieu de graduer immediatement les thermometres ^ efprit 



de vin , de les graduer en les comparaiit \ ceux de mercure. 



Tels font les principes qui fervent en general ^ conftruire ies thermo- 

 metres ; le nombre de degr^s qu'on fuppofe entre le point de la glace & 

 celui de Teau bouLllante; la mdthode de prendre pour termc de la glace, 

 ou celui de la ghee fbndante , ou celui de la glace qui fe forme (terme 

 cependant plus incertain) : ces differences changent la graduation des ther- 

 mometres , mais n'en changent point la marche , & pourvu que la conf- 

 trudtion en foit connue , une regie de trois fuffit pour les comparer. 



C'eft avec des thermometres faits fur ces memes principes , qu'ont ete 

 faites les oblervations fur le froid de 177^ > dont nous allons rendre 

 compte. 



M. Me/Iier a fuivi, avec la plus grande exaAitude , le froid de 177^; 

 huit thermometres , deux de mercure & fix d'efprit de vin , lui out fervi 

 ^ connoitre les differences locales du froid dans les lieux fermes ou en 

 plein air, dans les difterentes expofitions & i diff^rentcs hauteurs au-delliis 

 & au-deffous du terrain. 



Le plus grand froid donne par un thermometre de mercure expofe en 

 pkin air & au nord, eft arrive le 29 Janvier-, le thermometre marquoit 

 alors 19 degres i : le meme thermometre, place depuis dans un bain d'eau 

 glacee , s'eft retrouve au terme de la glace lorfque le bain commencoit \ 

 le fondre •, I'intervalle entre le terme de la glace & celui de I'eau bouil- 

 lante kxoix. divife en 85 degres. Pour ^viter que les accidens qui peuvent 

 arriver i ce thermometre, & les doutes fur fa conftruftion , ne faffent per- 

 dre un Jour le fruit d'une obfervation audi precife, M. MefTier a ctu de- 

 voir marquer en lignes & en parties de ligne les diftanccs qu'il y a fur cc 

 thermometre , entre le point de la glace & celui de I'eau bouillante , entre 

 ces points & celui que marquoit le meme thermometre plonge d.ins de 

 I'eau piacie dans les caves de I'obfervatoire , & qu'on y avoit laifice affirz 

 long-temps pour quelle en cut pris la temperature; enfin , la meme dif- 

 tince en lignes, du point de zero au degre de froid obferve le 29 Jan- 

 vier. Une de ces diftanccs cut fuffi fans doute , en fuppolant I'inftrument 

 parfait, & la determination de tous ces points d'une exaftitude abfokie; 

 mais la determination des autres fert de verification, & donne le moyert 

 de redifier les erreurs ou Ton pourroit tomber, fi Ton vouloit reconftruire 

 Wn inftrument femblable. 



M. Meflier a compart \ fes obfervations celies qui ont ete faites dans 

 diftrrt-ns endroits dc Paris; on pouvoit, en obfervant la marche des ther- 

 mometres dans des bains de froid artihciel , s'alTurcr de la marche cor- 

 rofpondantc des inftrumens : c'eft cc qu'ont execute des commillaires notn- 



