4 ABREGE DES MEMOIRES 



■^i^^— — ■ exemple, iin thermometre place dans de I'eau glacee indique toujours le 



. meme degre au moment ou la glace fe fond-, fi on place un thermometre 



P H V S I Q u £• jj^j i'p3„ bouillante, il monte i un certain point, & il ne s'eieve point 



Ann^e tJjS. au-deffus : ce point varie felon les differentes pefanteiirs de I'atmofphere ■, 



mais fi on emploia de lean pure , & cju'on repete les experiences dans 



line atmofphere egalem.ent pefante, ce point fe retrouvc conftamment le 



meme. 



On pent done prendre pour tiniti le rapport du volume de mercnre ^ 

 fon poids , dans un de ces points ; dans celui de la glace fondante , par 

 exemple : ajoutant enfuite des poids egaux de mercure toujours ^ la meme 

 temperature , les volumes qu'ils occuperont dans le tube , feront egaux 

 entr'eux ; & au volume total , comme chacun de ces poids au poids total. 

 On marqueroit ^galement des volumes egaux au-deflbus du point de con- 

 gelation , en otant des poids egaux de mercure : par ce moyen , le tube 

 feroit divife en parties proportionnellcs au volume du mercure qui auroit 

 ete choifi pour unite. 



C.tte methode, la plus fure pour fe procurer un thermometre exad, 

 demande encore un long detail d'experiences , & il en falloit trouver una 

 ■:-•'■ plus courte , ou renoncer ^ I'avantage d'avoir un tres-grand nombre d'ob- 

 fervations dans une fcience ou la multiplicite des obfervations peut feule 

 conduire ^ de grands refultats. Mais nous avous vu que Ton connoiiloit 

 deux tcrmes fixes; Tun, celui de la glace fondante; I'autre , celui de I'eau 

 bouillante : & Ton peut titer de-li une maniere bieti ijmple de conftruire 

 les tliermometres. 



On marque les deux points fur un tube , & regardant comme I'unite le 

 -' volume que la maffe de mercure occupe au terme de la glace : on divife 

 en parties egales I'efpace conipris entre ce point & celui de I'eau bouil- 

 lante fur le tube du thermometre. 



Si les tubes font bien calibres , & qu'on prenne un nombre conftant de 

 parties , ces parties auront dans les difFerens inftrumens le meme rapport 

 avec le volume qui a etc regar Je comme I'unite ; & fi Ton connoit le rap- 

 port des volumes obferves pour ces deux points, on le connoitra dans 

 tous ces inftrumens pour les points intermediaires. Tel eft le principe qui, 

 depuis les travaux de M"- de Reaumur & Fahrenheit, fert i la conftruc- 

 tion des thermometres , & qui leur a donn^ une exadlitude fuffifante pour 

 la plupart des experiences : il faut avouer cependant que ce principe fai- 

 fant dcpendre I'exaditude des inftrumens de I'cgalite du tube & de I'ob- 

 f.rvation des deux points fixes, y lailTe une caufe d'erreur qui peut nuire 

 \ di'S obfervations delicates. 



On peut employer la meme methode pour les thermometres ^ efprit dc 

 vin : quoiqu'i I'air libre I'efprit de vin bouille ^ un terme inf^rieur ^ 

 celui de I'eaa bouillante , il fupporte ce terme dans la boule d'un thermo- 

 metre ; mais cette difference meme peut laiffer quelques incertitudes fur 

 la icgul..rite dc I'inftrument. En effet, d'ou nait cette difference J De ce 

 que Icinfticite de la partie de I'efprit de vin qui eft entree en expanfion , 

 refifte I rebuUition plus que le poids de ratmofpheie j mais alors cette 



