14 Collection 



« renfermé dans l'efpace ACGH , exerce une plus grande force fur la fur- 



I\pfrifncis di face du mercure qui environne le tube , que l'air fupérieur qui prefle par 

 l'Académie DîL-J'orifice F , fur la furface I. C'eft pourquoi à caufe de l'afcenfion du petit cy- 

 cimento. lindre IK , il s'enfuit qu'il y a équilibre entre ces deux puiffances. 



Ann. 1667. 



Troisième Instrument. 



PI IX F!"- '. Q ue ^ e gî°b e de verre A ait un diamètre d'un tiers d'une coudée , & 

 un tube B C long d'environ les deux tiers d'une coudée , divifé en degrés , 

 & en parties de degré , un peu plus gros qu'il n'eft repréfenté dans la figu- 

 re. Mettez dans le globe autant d'eau qu'il en pourrait tenir dans la moi- 

 tié du tube CD. Enfuite fermez avec le doigt l'orifice C , plongez-le dans 

 l'eau d'une veflie E F , à laquelle , lorfqu'on la remplit , foit fufpendu un 

 poids en F pris à volonté , qui empêche fa plus grande dilatation fphérique. 

 Enfuite pliez-la vefïïe , & liez-la très-étroitement au tube B C. Il faut ob- 

 ferver , lorfqu'on lie la veflie , d'y mettre toujours de la nouvelle eau , qui 

 le répande au dehors , afin que par là nous foyons plus sûrs qu'il n'y a au- 

 cun air renfermé au-dedans. Car en opérant enfuite de quelque manière que 

 ce foit , il pourrait altérer , & troubler l'a&ion de l'inftrument. Toutes ces 

 chofes étant préparées au pied de la tour , on attachera en G le globe à 

 une corde que l'on fera defcendre du haut de la tour. Et ayant obfervé le 

 degré auquel la furface de l'eau répond , tirez le en haut , & auflitôt qu'il 

 fera parvenu aufommet , obfervezune féconde fois la furface de l'eau, qui 

 paraîtra de quelques degrés plus abbaiflee , comme en H , & plus ou moins , 

 félon l'état préfent de l'air , ou félon la hauteur plus grande ou plus petite 

 de la tour. On dit que cela vient de ce que la veflie E F y eft environnée 

 d'un air plus élevé , & qu'ainfi elle n'eft point comprimée au dehors par 

 une réfiftance fufrifante , contre la force que l'air inférieur renfermé en GD, 

 & qui fe dilate , exerce contr'elle. De-là la veflie eft obligée de céder ; fa 

 capacité intérieure devient plus grande , Se la petite quantité d'eau HD def« 

 cend alors pour la remplir. 



Quatrième Instrument. 



Soit le globe de verre A avec fon tube B C , femblable à celui du troi- 

 fième infiniment , fi ce n'eft qu'il a un bec très-fubtil ouvert en D. Autour 

 de l'orifice C du tube C B liez très-étroitement la veflie E F , qui dans fa 

 ligature inférieure F renferme un petit fil de verre ou de cuivre , lequel 

 partant par la veflie , s'élève dans le tube B C du globe A , où il ferve à faire 

 voir les degrés & parties de degrés , dans lefquels eft divifé le tube. Cet 

 inftrument étant porté au pied de la tour, fermez-le comme les autres en D» 

 & obfervez le degré , que le point , ou la pointe du fil G , marque. Enfuite 

 ayant élevé l'inftrument au fommet , obfervez une féconde fois le degré , 

 &c vous verres que le point fera monté de quelques degrés. 



Pour donner la raifon de cet effet , nous confidérons que ce yaiffeau eft: 

 plein de l'air inférieur , qui , trouvant quelque partie moins folide que le 

 verre , & même qui lui cède & qui fe dilate très-facilement , telle qu'eft 

 ja veflie EF , fitôt qu'il eft élevé , il trouve que les liens de l'air environ- 

 nant 



ti. ix. Fig.s: 



