Académique. Ixvij 



où le mercure cefle de defcendre , & on le marque o , non que ce foit " 



le dernier degré de froid artificiel , mais parce que Fahrenheit a choifi ce Exieriences ds 

 terme qui eft affez fixe, tk. qu'il a confinât fur ce principe plufieurs ther- l'Acadimu du. 

 mometres , qui ont été adoptés par les favans de diffère ns pays. Au refte ClM£NT0> 

 on pourroit a gmenter encore la violence du froid par le moyen de la 

 glace & de l'efprit de nitre , & qui fait jufqu'où peinent s'étendre les 

 limites de cette agmentation î Mais pour revenir à la graduation du ther- 

 momètre , il faut divifer en trente-deux parties égales l'intervalle com- 

 pris entre le terme o , où le mercure s'eft arrêté dans le mélange de gla- 

 ce & de lel ammoniac , & celui où il s'arrête lorfque le cylindre eft dans 

 l'eau qui commence à le geler ; on continue la graduation du tube en fai- 

 fant les dégrés égaux à ceux de cette première diviliop , Se Ion met le 

 cylindre dans l'alcohol bouillant , alors ie mercure monte à cent quatre- 

 vingt-quatre de ces degrés ; enfin on plonge le cylindre dans l'eau bouil- 

 lante , & le mercure s'élève à deux cens quatorze degrés. Ces points font 

 affez fixes , car fi on laiffe long-tems le thermomètre dans l'eau bouillante, 

 le mercure ne monte pas davantage , comme l'ont remarqué Mrs Halley, 

 Philof.Tranf. N°. 197 , Amontons 6c de la Hire , Hifl. de VAcad. Roy. 1699, 

 1701 , 170S , &c. On pourroit prolonger cette échelle jufqu'à fix cens de- 

 grès , au-delà defquels le mercure ne pourroit guère s'élever fans bouillir. 

 Un marque tous ces degrés fur une lame de cuivre à laquelle on attache 

 le thermomètre , moyennant quoi l'on peut aifément le plonger dans tous 

 les fluides dont on veut connoitre les degrés de chaleur. On fe fervira 

 de la même échelle pour graduer tous les thermomètres femblables qu'on 

 aura faits en même tems,& on les éprouvera de la manière indiquée ci-def- 

 fus. S'il fe trouve quelque différence dans la grandeur des degrés , elle 

 fera très-petite, mais il faudra toujours la marquer fur la lame du thermo- 

 mètre , afin que chacun foit exactement gradué fuivant fon échelle , &c que 

 tous correfpondent entr'eux. 



Ces thermomètres font les plus juites qu'on connoiffe , & les plus régu- 

 liers dans leurs mouvemens : ils font affez fenfibles , 6c meilleurs pour la 

 plufpart des expériences que les thermomètres qui contiennent de l'efprit 

 de vin, de l'air ou tout autre fluide , tk. même que les plus compofés , com- 

 me celui de M. Amontons décrit par lui-même , Expérience Phy. 2. partie , 

 p. 14^. C'eft pourquoi nous ne ferons mention d'aucun autre. On peut 

 voir fur ce fujet les Traites des Baromètres , Thermomètres & Notiometres ; 

 pu Gaugcr , Théorie des nouveaux Thermomètres , &c 



S0fê 



12 



