Académique. 137 



Icment chauds , des le commencement jufqu'à la fin dans le vuide Se dans Pair ; car les pre- ■»— — «^ 

 miercs condenfarions des corps mis dans le vuide, arrivent plus promptement que dans l'air, £ 

 parecqu'il a fallu vuider le récipient, & que parla on emportoit ainfi beaucoup de feu "., 



, ,' . ,. 1 ,, 1 . . . . i. • -, t* t L AC A 1>I. M I L OLL- 



avec 1 air; tandis que de 1 autre récipient plein dair, il ne lortoit aucun tcu , qu a travers tNr o 



les porcs du verre. Mais il y a un tems où les condenfations dans le vuide & dans l'air, 

 marchent d'un pas égal. Enfin fuivent les contractions plus lentes dans le vuide , & plus Ann. \G&T- 

 promptes dans l'air; mais elles Unifient en meme-tems , ou bien il y a eu une fi petite 

 différence de tems entre les dernières contractions , qu'on n'a pu l'obfervcr : car tantôt le mé- 

 tal renfermé dans le vuide cclîoit un peu plutôt de fc condcnlcr , tantôt celui qui étoit mi» 

 dans l'air , tantôt ils finilToient en meme-tems , d'où l'on cft allez fondé à conclure que 

 toutes les contractions finilToient en même-tems. 



Mais voici la méthode dont je me fuis fctvi , par laquelle on entendra plus clairement 

 toutes ces expériences , & on verra fi on peut s'y fier sûrement , où s'il y a cn.orc quelque 

 chofe à délirer. 



J'ai fait deux Pyrométres aulîi grands , auflidcnfes, aulîi longs l'un que l'autre , & fi fem- 

 blablcs entr'eux que je doute fi on a jamais fait deux machines fi pareilles : j'ai choilï de* 

 verges de métal très-exaétement de la même longueur, grollcur & pefanteur, & quiétoienc 

 de la même cfpecc de métal. Je les ai mifes toutes les deux (ur les pyrométres, je les 3i échauf- 

 fées également, au moins à des degrés égaux ; enfuitc ayant éteint les flammes , j'ai couvert 

 en même-tems les pyromérres de récipiens égaux, de l'uodcfquels j'ai tiré l'air ,& j'ai lailTe 

 l'autre en repos : ayant tiré l'air , ic commencois à faire attention aux degrés de contrac- 

 tion , tandis que pendant ce tems-là,une pcrlonne m'avcrtiiîoit des degrés de contraction 

 qui arrivoient dans l'autre récipient plein d'air; je marquois les. degrés qu'on obfervoit en 

 meme-tems , & qui font rapportés dans la table fuivante , dans.laqucl]e nous verrons qu'on 

 a obfcrvé la première condenfation fur le fer , dans le vuide ; car l'index avoit parcouru 

 depuis i degté jufqu'à 11 . pendant qu'on vuidoit le vaiilcau d'air , & nous n'avons com- 

 mencé à compter qu'après l'évacuarion : mais alors l'autre fer ne s'étoit condenfe djns l'air 

 que de 10 degrés : au refte les degrés qui fe répondent à la même hauteur, ont été obfctvés 

 dans le même tems ; ainfi il y a quelquefois un intervalle dans une fuire , qui ne fe trouve 

 pas dans une autre. Quelquelois cependant les deux verges ne font point retournées en même 

 tems, au même degré de refroidilTemenr, ce qui vient du défaut des machines, car une dent ou 

 une autre de la régie dentée, peut êtte un peu plus petite que l'autre.S: fi la différence eft égale à 

 — ' — de pouce , l'erreur eft de deux degrés. Il eft impolîible que les ouvriers évirent toutes 

 leserreurs , j'ai mieux aimé les découvrir avec candeur , que de les pafler fous filence : mais 

 je me fuis aflez étendu fur ce fujet , réfervani pour un ausre tems , les autres expériences qui 

 icgardcnt le feu & la flamme. 



Tome I. III, Partie. 



