Académique. j xv 



de -vin monte quelquefois clans l'un tandis qu'il reîte fans mouvement dans — . . 



l'autre , & deux thermomètres qui fe font trouvés d'abord au même degré E 

 varient inégalement lorsqu'on augmente beaucoup le degré de froid artifi- ^a"* m«"m* 

 ciel par le moyen du nitre ou du tel ammoniac : enfin l'efprit de-vin refte Cimento. 

 fouvent immobile nndis que le mercure defeend. Ces irrégularités font affez 

 fréquentes , & doivent faire préférer les thermomètres de mercure qui 

 en font exempts. D'ailleurs les thermomètres de Florence ne marquent les 

 degrés de chaleur , que jufqti a celui qui feroit bouillir l'efprit-de-vin , & 

 ils u indiquent pas ceux de l'ébullition de l'eau ou de tout autre fluide 

 qu'il eit cependant néceffaire de connoitre dans quelques expériences. En- 

 fin l'échelle de ces thermomètres n'ell point affez déterminée , car rien n'eft 

 plus vague que le terme de la chaleur du foleiî en été , & quoique le ter- 

 nie du froid foit mieux choiii , il réfulte toujours de ce qui vient d'être 

 dit , que les thermomètres de Florence ne font ni affez juftes, ni d'un ul'a- 

 ge affez univerfel. Les Philofophes fe font donc appliqués à chercher un au- 

 tre fluide dont la dilatation fût régulière, & qui pût fupporter une grande 

 chaleur fans bouillir , les uns ont préféré l'huile de lin , d'autres le mercu- 

 re. Halley a | que le mercure feroit le fluide le plus convenable 

 peur les ther- s s'il le raréfioit davantage; il a obfervé que l'eau N o Philof " Tranr< 

 bouillante ne tait dilater le mercure que d'une loixante-ck-quatorzieme par- ' ' ?7 ' 

 tie c!f n volume, au lieu que félon la remarque de M. Ameutons , H':fl. 

 de l'A 'cad. Roy. an. 1704, l'efpnt-tle-vin échauffé jufqu'à l'ébullition fe ra- 

 réfie d'un douzième. En France le mercure ne fe dilate que d'une cent- 

 quinzieme partie de l'on volume , en paffant du plus grand froid à la plus 

 grande chaleur de l'été. Cependant cet inconvénient eft très-peu confidé- 

 rable , car j'ai fait des thermomètres de mercure qui ont été plus affeftés 

 d'un même degré de chaleur que des thermomètres -d'efprit-de-vin affez 

 fenlibles ; il ne s'agit que de donner un moindre diamètre au tube du ther- 

 momètre de mercure. D'ailleurs on ne connoit point encore de fluide qui 

 fe dilate plus uniformément, comme Halley l'avoitauilï remarqué. Je crois 

 donc qu'il elt à propos de donner la manière de faire des thermomètres avec 

 le mercure , &: d'en conitruire plufieurs fur une même échelle , afin qu'on 

 puiffe toujours les comparer ; je ne dirai rien que je n'aye appris par une 

 longue expérience. 



On fait faire des tubes cylindriques du meilleur verre , & comme ces 

 tubes font toujours plus déliés au milieu qu'aux extrémités , on leur don- 

 ne fix , fept, ou huit pieds de long pour ne prendre que la partie du mi- 

 lieu , de la longueur de deux pieds ou deux pieds & demi : par ce moyen 

 les tubes font affez exactement cylindriques : leur cavité ne doit avoir que 

 le diamètre d'une foie de cochon , elle pourroit cependant être double 

 eu triple fans inconvénient, mais elle ne doit pas être beaucoup moindre. 

 Il faut faire a\ec le même vere un grand nombre de ces tubes parmi les- 

 quels on choifira ceux qui feront les plus femblables, afin de pouvoir faire 

 plufieurs thermomètres bien jufles & bien d'accord entr'eux. On fait en 

 meme-tems& du même verred'autres cylindres de trois ou quatre lignes de 

 diamètre, & d'un pouce & demi, deux pouces ou trois pouces de longueur, 

 dont les parois foient déliées , & qui foient d'autant plus courts qu'ils "ont un 



I 



