Ixiv Collection 



_ dre garde de ne pas trop remplir le vafe , afin que l'efprit-de-vin trouve de 



Experifncfs cr l'efpace lorsqu'il fe dilatera. 



l'AcAPtMU D'L 



Cimentc). ADDITION. 



Drchbd Hollandois eft le premier inventeur du Thermomètre , il le eom- 

 poiii d'un tube de verre , dont l'une des extrémités fe terminoit par une 

 boule , & dont l'autre extrémité reftoit ouverte. Lorfqu'on avoit chaffé de 

 cet infiniment une petite quantité d'air , on plongeoit le tube par fon ori- 

 fice ouvert dans un vafe plein d'eau ou de quelqu'autre liqueur , & on 

 l'arrêioit dans une lîtuation verticale : la liqueur montoitdans ce tube , juf- 

 qu'à ce que le poids de la colonne afcendante joint à la force élaftique de l'air 

 intérieur fe trouvât en équilibre avec la preffion de l'air & du liquide am- 

 bients. Lorfque l'air intérieur fe raréfioit par la chaleur , il forçoit la li- 

 queur de defcendre ; au contraire quand il étoit condenfé par le froid , la 

 liqueur montoit. C'eft ainfi qu'on mefura d'abord les degrés de chaleur ; 

 mais ces inftrumens avoient plufieurs défauts évidens , & ils ne font plus 

 en ufage. Les Phyficiens de Florence ont perfectionné cette découverte, 

 & c'eft à eux que l'on doit les quatre premiers Thermomètres dont on vient 

 de voir la defcription dans le texte ; mais la manière de les remplir avec 

 un entonnoir , prefcrite par ces mêmes Phyficiens , eft très-difficile , outre 

 que les tubes étant fort étroits on ne peut guéres trouver d'entonnoir dont 

 le cou foit affez délié pour y être reçu. Il eft plus fimple de réitérer la 

 première opération dont ils parlent : c'eft-à-dire de chauffer de nouveau la 

 boule pour en cha(Ter l'air par la raréfaction , & de plonger enfuite l'orifice 

 ouvert du tube dans l'efprit-de-vin : l'on parvient ainfi à remplir & la bou- 

 le & le tube. Voici encore une autre méthode qui , quoiqu'un peu com- 

 pliquée , m'a toujours réuffi. On a une efpece de fiphon de cuivre adapté 

 par l'une de (es extrémités à une machine pneumatique au moyen d'une 

 vis ; ce fiphon reçoit à fon autre extrémité le tube du Thermomètre , & 

 l'endroit des infertions eft bouché extérieurement avec de la cire. Il y a 

 fur la courbure du fiphon un robinet qui fert à ouvrir & fermer la commu- 

 nication de tout cet appareil avec la machine pneumatique ; on tire l'air du 

 fiphon & du Thermomètre , & l'on ferme le robinet. Plus près du Ther- 

 momètre, eft un entonnoir adapté au fiphon , & fermé par un autre robi- 

 net : on remplit cet entonnoir d'efprit-de-vin , & l'on ouvre le robinet , 

 alors l'efprit-de-vin preffé par le poids de l'air extérieur fe précipite dans le 

 vuide du fiphon & du Thermomètre qu'il remplit. On doit employer à cet 

 ufage l'Alcohol , c'eft-à-dire , l'efprit-de-vin le mieux rectifié , foit par le fel 

 de tartre ou par la diftillation , c'eft le meilleur & le plus fenfible ; mais 

 quelque bon que foit l'efprit-de-vin , il a toujours quelques défauts , car à 

 la longue il femble perdre un peu de fon élafticité , & obéir moins vite à 

 l'impreflion de la chaleur : & lorfqu'il eft expofé au froid , il paroît fujet à 

 quelques mouvemens irréguliers , ce qu'on reconnoîten comparant enfem- 

 ble plufieurs Thermomètres remplis du même efprit-de-vin , ou dont les uns 

 foient pleins d'efprit-de-vin , & les autres de mercure. Car deux Thermo- 

 mètres étant dans un même milieu & dans une même température l'efprit- 

 de-vin 



