Académique. Ixiîj 



ceux de cent degrés, & encore moins de ceux de trois cents ; parce que ===== 

 la probabilité de l'irrégularité augmente en même raifon que la longueur Expïriehcbs de 

 du tube , & que la moindre erreur dans la conftru&ion ne peut manquer i' AcAD£MI * D£L 

 de nuire à la précifion & par conféquent à l'accord de ces inftrumens. «*»*?©■ 



Enfin , le quatrième Thermomètre eft le plus fenfible de tous : fon tube 

 qui eft fort long eft tourné en fpirale ; 5c comme on eft obligé , pour lui 

 donner cette forme ,de le présenter fouvent à la flamme , il ne peut avoir 

 exactement la même épaiffeur & la même capacité dans toute fa longueur; 

 car il eft impoffible que le verre en fe ramolliflant alternativement par l'a- 

 ction de la chaleur, ne prenne plus d'épaiffeur en quelques endroits qu'en 

 d'autres. La boule de ce Thermomètre doit être fort groffe , & les cir- 

 convolutions de la fpirale fort près les unes des autres , afin que le 

 tube s'élève le moins qu'il fera pofîîble , & qu'il foit moins expofé à être 

 ébranlé ou cafte. L'extrémité fupérieure du tube doit aufll fe terminer par 

 une petite boule vuide, fermée hermétiquement, & deftinée i recevoir l'air 

 du tube que l'efprit-de-vin chafleen fe dilatant , car cet air comprimé dans 

 un efpace trop étroit pourroit faire cafter le verre. Le dernier Thermomè- 

 tre eft plus fait pour l'amulement & la curiofité que pour déterminer avec 

 précifion les degrés de chaleur ; il eft d'une telle fenfibilité que la flamme 

 d'une petite chandelle y fait monter l'efprit de-vin à l'inftant du contact , 

 & que la feule chaleur de l'haleine lui fait parcourir dix degrés. 



Il y a une cinquième forte de Thermomètre moins fenfible que tous ceux 

 qui viennent d'être décrits, mais dont il eft cependant à propos de donner 

 une idée , parce qu'on en trouve non-feulement en Italie , mais encore en 

 plufieurs autres endroits. 



Pour conftruire cet inftrument on prend un vafe de verre plein d'efprir- 

 de-vin bien rectifié , & condenfé au degré de la glace : on y plonge un Ther- 

 momètre de cent degrés , & l'on jette dans le même vafe quelques globu- 

 les de verre , creux & fermés hermétiquement. Ces globules doivent fur- 

 nager fur l'efprit-de-vin, & s'il y en a quelqu'un qui s'y enfonce , on le retire 

 & on le diminue en l'ufant fur une lame de plomb avec 1 emeri jufqu'à ce 

 qu'il foit affez léger pour furnager. Enfuite on retire le vafe de la glace pour 

 l'échauffer par degrés ; à mefure que l'efprit-de-vin fe raréfie, cV que par- 

 conféquent il devient fpécifiquement plus léger , les globules s'enfoncent , & 

 l'on voit en même tems la liqueur monter dans le Thermomètre. Le glo- 

 bule qui defcend lorfque le Thermomètre marque vingt degrés fera le pre- 

 mier ou le plus pefanî , on prend pour le fécond celui qui defcend lorfque 

 le Thermomètre eft à irente degrés , & pour le troifieme , le quatrième , le 

 cinquieme&lefixieme,ceux dont l'immerfion concourt avecle quarantième, 

 le cinquantième, le foixantieme & le foixanre-&-dixieme. Ainfi les différentes 

 pefanteurs de ces globules font en progreffion arithmétique, éV la différen- 

 ce de la progreffion eft de dix degrés. Ce Thermomètre a moins de préci- 

 fion que les autres , puifque l'immerfion de chaque globule indique environ 

 quatre degrés du Thermomètre de cinquante , dix de celui de cent & plus 

 de quarante du Thermomètre de trois cents. Il eft à propos que ces glo- 

 bules foient d'un verre coloré pour être apperçus plus aifément : on peut 

 fceller hermétiquement cette efpece de Thermomètre , mais il faut pren- 



