3oi Collection 



Extrait du 



Journ. des Sça.- JOURNAL DES SÇAVANS, 



VANS. 



Ann. 1684. 



du Lundi 31. Juillet 1684. 



Nouvelle machine pour pefer l'air inventée par M, Bernoulli mathématicien 



Je Bajle. 



Fkure. 1"^^ toutes ' es manières de pefer l'air , connues jiifqu ici , celle de M. 



jL^Boyle eft la plus exa£te. Il prend des phioles de verre de la groffeur 

 d'un œuf ou d'un ballon , avec un cou fort menu qu'on fcelle hermétique- 

 ment à l'inllant qu'elles fortent de la fournaife. Lorfqu'elles font refroidies 

 on les pefe , Se après avoir rompu le bout pour laiffer entrer l'air on les 

 pefe de nouveau avec le bout rompu , & l'on connoît ainfi le poids de l'air 

 qui y eft entré. 



On peut fe fervir plufieurs fois des mêmes phioles , après en avoir chafle 

 l'air par la chaleur , on les bouche avec de la cire , on les pefe , & l'on perce 

 enfuite la cire pour laiffer entrer l'air , après quoi on les pefe encore , &c 

 l'on compare les poids ; on s'eft ferviavec fuccès des phioles qui avoientété 

 bouchées ainfi pendant quatre ou cinq mois. 



Cependant cette manière de pefer l'air a trois défauts : il ne peut y avoir 

 d'exaftitude en pefant une fi petite quantité d'air , & une différence im- 

 perceptible fur cette quantité pei;t caufer une erreur confidérable dans la 

 proportion. Si l'on prend un plus grand verre , la balance trop chargée par 

 le poids du vafe ne tournera plus affez librement pour marquer les moin- 

 dres différences des poids : car s'il ne faut que la dixième partie d'un grain 

 pour faire perdre l'équilibre à un trébuchet lorfqu'il n'efi point chargé , il 

 faudra dix ou douze grains lorfque les deux baffins feront chargés feule- 

 ment d'une once ou deux chacun. Un inconvénient encore plus grand , c'eft 

 qu'on ne peut connoitre par cette manière la quantité d'air qui a été chaffée 

 hors de la phiole. 



Il s'agit donc de pefer un grand volume d'air, fans que la pefanteur du 

 vafe empêche la balance de tourner librement , & fans que l'évacuation 

 du vafe caufe aucune altération dans le vafe même ; pour cela il ne s'agit 

 que de pefer un grand récipient dans l'eau , & de le pefer une féconde 

 fois , après en avoir tiré l'air. 



Il faut fonder au goulet du récipient A , une clef de robinet B , avec 

 fon tuyau C ; on entoure le récipient au-deffous du goulet d'un large an- 

 neau de fer D , dont les bords foient retrouffés pour retenir ce qu'on y 

 mettra. A quatre points oppofésde ce cercle on attache des lames de fer E,E, 

 qui fe croifent au bas du récipient & reçoivent le crochet du baffm F , où 

 l'on met un poids fuffiiant pour faire enfoncer le récipient dans l'eau. On 

 plonge le récipient avec tout cet appareil , dans le tonneau renverfé G , 

 qui elt prefque plein d'eau , & l'on paffe trois fils de foye dans les anfes 

 a , a , qui font autour du tuyau du robinet immédiatement audeffus de 

 la clef. On attache le bout de ces fils au bras d'un trébuchet bien jnfte , &c 



