V E s SCIENCES DE BERLIN. 227 



qui les détruifent bientôt , ou enfin défeâueux à plufieurs égards. Je 

 doute pourtant beaucoup qu'aucune échelle plus grande , & plus diftinâe 

 que celle qui montre la hauteur du mercure dans le tube de l'orricelÙ en 

 pouces ik en lignes , puilTè être d'une utilité plus réelle , foit qu'on veuille 

 çonnoitrc la denlîté & l'état de l'air, pour déterminer , par exemple, la 

 réfraction de la lumière , la propagation du l'on , la hauteur du lieu 

 &c. Toit qu'on ait deJîèin de prédire les difierentes températures de l'air, 

 fondées fur l'infpeâron du baromètre. De toutes les corredions du baro- 

 métré employées pour cette fin , je n'en connois point qui vaille à beaucoup 

 près celle de M. Amontons , qui fans penfer à donner plus d'étendue à 

 l'échelle , ne s'cll attaché qu'aux moyens de la rendre plus exaéte. Car ayant 

 découvert que les variations ordinaires & déterminées de la chaleur dans 

 les diftérentes faifons , faifoient fouftrir au mercure des changemens dans 

 fon poids fpécifique & dans fon volume , qui alloient à la cent quinzième 

 partie de ce volume , il conftruifit des tables , fuivant lefquellcs chaque 

 hauteur obfervée du mercure doit être corrigée par le moyen du thermo- 

 mètre. En effet , il elt évident que le même poids de l'air , qui dans 

 le froid de l'hyver élève le mercure à une certaine hauteur , par exemple , 

 de 27 pouces rh. & 2 lignes , en été fait monter nécelTaircment le même 

 mercure plus haut dans le tube de TorriccUi, fi par la chaleur fon volume 

 eft accru d'une cent quinzième partie , qui peut faire environ trois lignes. 



La même raifon qui me porteroit à fouhaiter qu'on fit des baromètres 

 qui indiquaiïènt directement , infailliblement , & par un même aéte , la 

 preflîon yéritable de l'air ; cette même railbn , dis-je , me rend encore 

 fenfible à deux inconvéniens. Le premier , c'cfl que toutes les fois que 

 je confulte le baromètre , il faille recourir aux tables d' Amontons pour 

 fa correâion ; le fécond , que l'indication du baromètre eft , félon moi , 

 imparfaite , puifqu'elle ne montre que la hauteur du mercure , & qu'il faut 

 faire un calcul avant que de pouvoir déterminer la prcffion aétuelle de 

 l'air. Je vais donc propofer les règles qu'il convient de fuivre , pour 

 conftruire une échelle qui remédie à ces défautf , & j'y joindrai la figure , 

 qui rcprèfente cette conftruction. 



D'abord déterminons que l'échelle montre la preflîon de l'atmofphère 

 au-de(Iùs d'un pouce quarré. Comme la péfanteur fpécifique du vif argent 

 eft à celle de l'eau dans la proportion de iji à i. &. qu'un pied cubique 

 d'eau péfe 64 livres 7 onces & 2 dragmes , ( la livre étant de 16 onces , 

 l'once de 8 dragmes, & la dragme de 60 grains , ) ce qui fait 495000 

 grains, c'eft-à-dire, 870 livres, une once & fcpt dragmes ;& un pouce 

 cubique de mercure, (c'eft-à-dire, la 1728°. partie d'un pied,) péfera 

 3867 grains. De plus , la plus grande hauteur du baromètre que fournilïènt 

 à Berlin les obfer?ations météorologiques étant de 29 pouces & 7 lignes , 



Ff ij 



