5M MÉMOIRES ABRÉGÉS 



ne fe touchent pas : s'il y a quelque variation dans la maçonerie , elle fe 

 fait également dans les deux empâtements , &c les milieux des pièces, 

 de fer reftent immobiles. 



On forge la mefure a b c de laiton , de la longueur a b : on la coupe 

 par le milieu fuivant fa longueur, & on la foude en b : elle eft enfuite 

 limée, drelfée , ôc mife d'égale épaifteur. Sur la ligne fupérieure du 

 milieu du fer a. i. on fixe la mefure en e avec une forte vis d'acier 

 dont la tête doit être un peu enfoncée & limée jufqu'à niveau de la 

 branche de cuivre, de manière qu'on puiile y marquer un point fin en e. 

 On n'afermit d'ailleurs la mefure qu'avec des liens de laiton d,g, ara- 

 chés au fer a. i avec des vis , de forte qu'elle y ait un jeu fufifant pour 

 s'alonger ou fe racourcir. Lorfque le thermomètre eft au tempéré , on 

 prend une toife exacte, & on mefure par exemple dix pieds de e en g, 

 &c de d en/: il faut prendre exactement ces points fur la ligne du milieu 

 de chaque fer , & oblerver que le cuivre & la toife aient été pendant 

 quelque temps dans la chambre à la même température : & pour que 

 ces points foient plus durables, il faut mètre des chevilles d'acier dans 

 les endroits du cuivre où on doit enfuite graver ces points. 



On a donc une règle ou toife fixe en e fur le fer a , i qui eft immo- 

 bile , & toutes les autres parties de cette règle étant libres , elle peut 

 varier par le froid & par le chaud , tandis que la longueur ou diftance 

 d,f, des milieux des deux fers a eft confiante : ainfi la quantité de la 

 variation peut toujours être conue. 



I I. 



Pendule de longueur confiante. 



O n fait faire une barre abc fig, z du même méral que le pendule ; 

 on en fixe l'extrémité inférieure , avec la vis a , au côté de la boëte de 

 la pendule , précifément vis-à-vis le milieu du poids. & on l'âfenhrt 

 avec le crampon e , mais de manière qu'elle ait du jeu , & p u i (Te 

 monter Si defeendre. On fufpend le pendule au bras b e , & non pas fui- 

 vant l'anciene manière au bras df, qui eft fixe fur le cilindre , & fert 

 feulement -à déterminer le point de fiifpenfion du pendule , mais qui 

 permet cependant que la feuillure monte & defeende librement par 

 l'entaille faite auprès de/: il feroit peur- être mieux de faire deux ci- 

 -lindres mobiles entre lefquelsla feuillure montant & defeendant avec 

 plus d'aifance & de fureté doneroit un point de fufpenfion confiant. 



Le bras d f & la vis a étant immobiles , de fotte que leur diftance ne 

 change pas, il eft évidéVit que la tige du pendule eft élevée ou abailTée 

 par la barre a b de la même quantité qu'elle eft alongée par la chaleur , 

 ou racourcie par le froid; ainfi la diftance entre le point de fufpenfion 

 & le milieu du poids eft conftante. 



La barre a b étant fixée à la boëte de la pendule , on peut vouloir re- 

 édier à la petite variation que le bois éprouve. Une tige de cuivre 



me 



