COSMOS. 431 



former au point de contact des deux tiges une crasse plus ou moins resis- 

 tante a la transmission du courant, etiiui, si elle ne I'intercepte pas, ce qui 

 arrive quelquefois, I'affaiblit d'une maniere considerable. Dans le second 

 cas la lame flexible entre en vibration au moment du contact, et ces vi- 

 brations sont souvent telles, quand le butoir est pousse avec une certaine 

 Vitesse, que plusieurs interruptions se manifest ent au lieu d'une. Ce der- 

 nier inconvenient m'est arrive si frequemment dans mon interrupteur du 

 moulinet de mon anemographe electrique, que j'ai du m'en preoccuper 

 serieusement, et voici comment j'ai resolu le probleme a ma plus grande 

 satisfaction. 



»Le butoir que j'emploie est en ferdoux; il est, comme on le salt, fixe 

 sur la premiere roue du compteur du moulinet. Au lieu du ressort flexible 

 en arg-ent que j'avais employe primitivement , je me suis servi d'un 

 levier d'acier aimante, pivotant sur Fun de ses poles par I'intermediaire 

 d'une petite goupille, et maintenu dans une position fixe par un butoir et 

 un ressort antagoniste. Le pole mobile, taille en biseau, doit etre rencon- 

 tre par le butoir de fer doux du compteur. 



»D'apres cette disposition, on comprend que le butoir de fer doux etant 

 en contact avecle levier aimante, ne peut, en raison de Tadherenee ma- 

 g-netique, laisser osciller celui-ci, et de plus, le contact des deux elements 

 porteurs du courant est beaucoup mieux assure. 



» Ce mot d'interrupteur est d'ailleurs applicable a tousles instruments d'e- 

 lectro-magnetisme. Veut-on Templojer pour I'borlogerie, de maniere a 

 interrompre le courant toutes les secondes ? Une roue a rochet en fer doux 

 sur les revers des dents de laqnelle appuiera un levier aimante maintenu 

 par un arret, remplira exactement cette fonction importante. Veut-on 

 I'appliquer a des courauts plus forts et produisant etincelle ? II sufflra de 

 dorer par le precede de la galvanoplastie ou tout autre precede de pla- 

 quage, les pieces de fer et d'acier qui, par leiu- contact, ferment le cou- 

 rant. 



oAvec ce systeme, on reunit, comme on le voit, les avantages du commu- 

 tateur a pression, qui n'a pas les inconvenients de la vibration; et ceux du 

 commutateur a frottement, qui evite les encrassemeats et assure le contact 

 parfait des metaux. » 



PHYStOLOGlE. 



Uecherches electro-physiologiques, par|M. Marie Daw. 



G'est un immense memoire resum6 dans vingt longues propositions 

 sans que les comptes-rendus de I'Academie indiquent en aucune maniere 

 et le mode d'exp6rimentation, et le degre de confiance qu'on peut accor- 

 der aux conclusions du jeune physicien, tr^s-t6meraire de sa nature, ou 

 du moius tr6s-hardi dans ses conceptions. Essay ons de I'analyser rapide- 

 ment. 



