COSMOS. 637 



Je supposerai d'abord qu'il s'agisse d"etudier avec cet appareil I'absorp- 

 tion de la lumiere. Dans ce cas, la partie ant^rieure de I'instrument pr6- 

 sente un tube i\ rextremit6 duquel se trouve un diaphragme dont I'ou- 

 verture a 5 millimetres de diamfetre : la lumiere p^netre par cette ouver- 

 ture dans le tube, et traverse deux lentilles qui rendent les rayons paral- 

 Ifeles. A son entree dans le corps de I'instrument, le faisceau tombe 

 perpendiculairement sur le milieu de la surface d'un double prisme 

 forme par la reunion de deux prismes isoceles rectangles egaux, dont 

 deux petites faces sont dans un meme plan : le faisceau, en rencontrant 

 I'arete de Tangle diedre droit des hj^pothenuses, se divise en deux autres 

 faisceaux ^gaux qui sont totalement reflechis en sens inverse, perpendi- 

 culairement a la direction du faisceau incident. A quelques centimetres 

 de I'axe se trouvent deux prismes ordinaires ^i reflexion totale, au moyen 

 desquels les rayons sont r6flechis parall^lement h Taxe. Les nouveaux 

 faisceaux traversent plus loin des prismes de Nicol, qui servent a pola- 

 riser et k analyser la lumifere ; et, par une nouvelle disposition de prismes 

 rt§flecteurs, symetrique de la premiere, les deux moiti^s du faisceau inci- 

 dent, ramenees Tune vers I'autre, apres avoir ete polarisees et analys6es, 

 sont une derniere fois reflechies sur les hypoth^nuses du nouveau double 

 prisme, et reconstituent, en se reunissant, le faisceau primitif. Ce fais- 

 ceau traverse ensuite un tube formant la partie occulaire de I'appareil, 

 comme s'il n'avait eprouve aucune deviation. 



A Tune des extremites du tube occulaire et contre la surface d'^mer- 

 gencedu biprisme reflecteur, se trouve un diaphragme qui decoupe par 

 son ouverture sur cette surface, une image circulaire dont chaque moitie 

 appartient exclusivemont k I'un des faisceaux ; enfin, cette image est 

 amplifiee au moyen d'une loupe plac^e k I'autre extr6mit6 du tube. 



La rotation de chacun des anaiyseurs est mesuree sur un demi-cercle 

 vertical au moyen d'une alidade munie d'un vernier. 



L'espace reserve aux absorbants est suffisantpour qu'on puisse op6rer 

 sur une epaisseur de 31 centimetres ; mais lorsque Taction absorbante du 

 milieu diaphane est tr^s-peu 6nergique, comme celle de Teau, par exem- 

 ple, il faut pouvoir experimenter sur une plus grande profondeur : le col- 

 limateur et Tensemble des prismes destines h fractionner le faisceau in- 

 cident eta. diriger longitudinalement les demi- faisceaux peuvent alors 

 etre ^loignes ^i volonte de ceux qui servent a les r^unir, ce qui permet 

 d'interposer, sur le trajet des rayons, des tubes h liquides de longueur 

 convenable. 



L'appareil etant regie, c'est-^i dire Textinction 6tant complete lorsque 

 les verniers sont a zero, Tintensit6 de chaque moitie de Timage varie pro- 

 portionnellement au carr6 du sinus de Tangle decrit par la section prin- 

 cipale de Tanalyseur ; et par consequent, si Tune d'elles devient plus ob- 

 scure, par suite de Tinterposition d'un milieu absorbant sur la direction 

 du faisceau qui lui correspond, il devient facile d'6 valuer son intensity, 

 lorsque, par une rotation convenable de Tanalyseur de I'autre moiti6, Tu- 

 niformite de teinte du disque a 6t6 obtenu. 



