638 COSMOS. 



En pointant I'appareil sur Ics diverses parties du spectre reQu sur un 

 6cran ou apergu diroctement a une certaine distance du prisme, on peut 

 operer sur des rayons compris entre des liniites tres-resserrees ; sur des 

 espaces correspondant ii l/oO de sa longueur totale ; par exemple, Tou- 

 verture du diaphragme d'entr6e n'etant que de 5 millimiHres, il suffit 

 pour cela que le spectre pr^senteunc etendue de 25 centimetres. 



Bien que diverses parties de I'appareil absorbent de la lumi(^re, Tinten- 

 site de celle qui arrive jusqu\\ I'ceil est suffisante pour qu'on puisse operer 

 commodt^ment, meme sur les parties les plus obscures du spectre projct6 

 sui' un ecran ; lorsqu'on enleve I'ecran, I'intensite de la lumiere est trtjs- 

 consid^rable. 



Lorsqu'on veut etudier la reflexion ou la diffusion, la partie anter-eure 

 de Tappareil est enlevee, un cercle horizontal est plac6 sur la r^gle en 

 cuivre qui sert de base h tout le systeme ; ce cercle peut glisser dans une 

 fente parallelenient a I'axe de I'appareil, et etre fix6 centre la regie au 

 moyen d'une vis de pression. On conQoit qu'en prenant certaines precau- 

 tions faciles k prevoir, dans le detail desquelles je ne puis entrer ici, on 

 puisse alors comparer rintensit6 de la lumiere 6manee d'une surface lu- 

 mineuse apercue directement avec celle de son image reflechie par le 

 corps soumis k I'experience, ce corps etant fix6 sur un plan mobile avec 

 I'alidade du cercle horizontal qui est destine k donner les incidences. 



Lorsqu'il s'agit d'evaluer exclusivement I'absorption de la lumiere, 

 I'appareil que Je viens de decrire peut recevoir des modifications qui le 

 simplifieut; quelques mots suffiront pour en faire connaltre le principe. 

 La lumiere, apr^s avoir traverse le collimateur, est polaris6e par un 

 prisme de JNicol, dout I'axe optique coincide avec celui du collimateur : 

 un pen plus loin se trouve un cristal de spath d'lslande, egalement place 

 dans la direction de I'axe de I'instrument : le faisceau polaris6, en p6n6- 

 trant dans le cristal, se d6double et produit une image ordinaire et une 

 image extraordinaire de I'ouverture. Par une disposition semblable k celle 

 qui°serta6carteret k rapproclier les deux faisceaux dans la premifere 

 disposition, on obtient une image circulaire unique compos6e de deux 

 demi-disques qui sont polarises dans deux plans rectangulaires. Comma 

 il n'est pas neccssaire que le dedoublement de I'image soit complet, ua 

 spath de 3 centimetres d'epaisseur est suffisant ; les parties des deux 

 images qui empietent I'une sur I'autre disparaissent, par suite de la dis- 

 position des prismes r^flecteurs. 



Le prisme de Nicol, polaric^eur, sert aussi d'analyseur, relativemeiit k 

 lalumi(ire qui traverse le cristal birefringent : la rotation de ce prisme 

 est encore mesuree sur un demi-cercle vertical au moyen d'un alidade 

 qui lui communique son mouvement: rune des images croit en intensity, 

 proportionnellement au carr6 du sinus de Tangle forme par les sections 

 principales de I'analyseur et du crisUl, Tautre d6croit proportionnelle- 

 ment au carre du cosinus du meme angle; on a done k considerer ici, 



