COSMOS. 573 



le vent ne commencjait pas i souffler ; mais ce qu'il y a de plus impor- 

 tant, c'est d'observer le vent sur les nuages tr6s-elev6s, les cirrostratus, 

 les cirrus ou autres. 



Nous profiterons de cette occasion pour rappeler que M. Babinet a 

 longtemps 6tudi6 les diminutions de pression atmospherique produites 

 par les rafales du vent , et qu'il a constats le fait capital que nous signa- 

 lions tout k I'heure d'une elevation de la colonne du raffalom^tre ou 

 sympi^ozomfetre, par TeflTet de rencontre de courants en sens contraire. 



— M. le capitaine Liagre a public un long m^moire sur la mesuredes dis- 

 tances, au moyen de la stadia. Get instrument se compose essentiellement 

 d'un simple tube muni k I'int^rieur de deux fils horizontaux, perce a 

 la parol posterieure d'un trou oculaire, et muni a la parol anterieure, 

 d'un objectif de lunette ; on suppose plac6e k distance une mire d'une 

 longueur d6termin6e, et divis^e en parties egales ; on la regarde a travers 

 I'instrument ; on compte le nombre de divisions interceptees entre les 

 deux fils fixes , et Ton conclut de ce nombre la distance horizontale k la 

 mire. Soit / la distance de I'oculaire au plan du reticule ou des deux fils; 

 /( I'intervalle entre ces deux fils; H la portion qu'ils intercepteront sur la 

 mire, ou le nombre de divisions ; L enfin, la distance horizontale de I'ob- 

 servateur k la mire ; on a 6videmment 



L — U X I : h 



Mais dans cette th6orie, on suppose que Tangle visuel, c'est-a-dire Tangle 

 que ferment les deux lignes menees du centre de la pupille aux deux fils 

 est constant, tandis qu'il est en realite variable ; 11 y a done lieu d'ap- 

 pliquer au r6sultat ainsi obtenu une correction que M. Liagre prouve etre 

 egale k la distance brute calculee k Taide du simple coefficient r^gu- 

 lateur, multipliee par le rapport de la variation de distance focale k la 

 distance focale r6gulatrice : le signe d'ailleurs de la correction depend 

 de celui de la variation de distance focale ; 11 est positif pour les obser- 

 vations faites a une distance plus faible que la distance regulatrice; 

 negatif dans le cas contraire. Pour expliquer ces mots nouveaux, r^gu- 

 lateur, regulatrice, 11 importe de faire remarquer que, comme dans la 

 pratique, la moindre erreur commise sur la mesure directe des petites 

 quantites I et h aurait une influence tr^s-grande sur la determination de 

 {. ; on pr6fere calculer la grandeur du rapport I : h, au moyen d'une 

 ex[)erience appelee regulatrice, et qui consiste k mesurer tr^s-exacte- 

 ment sur le terrain une distance horizontale L' : en appelant H' la hauteur 

 de mire qui, a cette distance, est intercept^e entre .les deux fils, on a 



L' : H' = i : h, et par suite L = H x L' : H,. 



L' : H' est ce qu'on appelle le coefficient r6gulateur; la distance focale 

 regulatrice est celle sous laquelle on intercepte sur la mire la longueur II . 

 I.e but principal du m^moire de M. Liagre est de demontrer que la varia. 

 lion de distance focale, dont Tefifet est tr^s-sensible sur les longueurs ob- 



