DES SCIENCES DE BERLIN. 



M? 



Au bout de ce cylindre folide F eft fondé un étui IwriiontulH, Long d'un 

 pouce & large d'un demi-pouce , pour recevoir le parallélipipède F , de Tome 

 cinq pouces de longueur, qu'on y peut avancer & reculer, 6c fixer pat la XXI. 

 vis R. A l'une des extrémités du parallélipipède fe trouve une platine quyr- Année 

 rée L d'un pouce & demi, à laquelle on applique, à l'aide de deux petites ,~<_j, 

 vis, le transporteur ( Voy. les pièces F, H, I , R & L, dans la féconde 

 figure, parce qu'elles font couvertes par le tranfporteur dans la première). 



Le tranfporteur M a fix pouces de diamètre , & il eft divifé à chaque 

 côté en 90 degrés, & marqué avec Y eft &C Yoiujl. Les points m m font les 

 deux vis par lefquelles il eft fixé à la platine L, fig. 2. A fon centre fe 

 trouve Yindice N, dont la figure donne une idée fuffifante. Il elt mobile fur 

 fon axe d'acier très poli , enforte qu'il ne touche pas la furface du tranfpor- 

 teur ; c'eft pourquoi on a fondé autour du trou par lequel l'axe paffe , un 

 petit anneau de trois pouces de diamètre & d'une demi-ligne d'épaiffeur , 

 afin que le frottement foit aufîi petit qu'il eft poffible. Par l'extrémité de 

 l'indice, avec laquelle il montre les degrés, paffe horizontalement an ftilet 

 rondO, de quatre pouces de longueur, 6c qui doit être très roide. Ce ftilet 

 eft terminé en arrière & arrêté par une petite boule , qui doit être de même 

 pefanteur que lui, afin que l'indice foit toujours parallèle à la furface du 

 tranfporteur. C'eft en pouffant le ftilet que la plante met l'indice en mou- 

 vement. A l'autre extrémité de l'indice eft appliquée par une vis la petite 

 boule P , pour rendre cette branche , qui elt une fois plus courte que l'au- 

 tre, de même pefanteur, & même plus pefante de quelques grains , afin 

 que l'indice rebrouffe de lui-même, quand la direction de la plante s'ap- 

 proche de la perpendiculaire. 11 fera même à propos d'avoir en réferve 

 deux autres boules plus pelantes que celle-ci ; on doit pourtant prendre 

 garde que le poids de l'indice tout entier n'excède pas une once & demie. 



Toutes les parties , excepté le pied , font de cuivre jaune ; mais cet 

 infiniment ieroit fans contredit encore plus exaft , fi l'indice tout entier 

 étoit d'acier. De même les plus petites variations des plantes deviendroient 

 plus fenfibles , en augmentant la grandeur du tranfporteur , parce qu'on 

 pourroit alors fous-divifer les degrés en plufieurs parties. 



