396 MÉMOIRES DE L'ACADÉMIE ROYALE 



Ainfi la corde dans l'air fec a 9 ~ tours , ce qui étant multiplié par 360, 



Tome donne 3436 degrés; il faut foufiraire les 840 degrés dont elle s'efi détor- 



XXV. tillée dans le verre , & il refie Z596 ou 7 ^ tou<"s , qu'elle avoit encore 



A ,v y È E dans ion dernier état d'humidité ; mais le gonflement étant en çaifon réci- 



i-jGa. proque du nombre des tours ou de degrés ( §. 30. ), nous aurons : 



1596: 3436=0, 38: o, 5003 ; 



Donc le diamètre de la corde étoit gonflé jufqti'à être de o , 5 lignes \ 

 comme l'obfervation le donne. 



§. 49. Mais pourvoir un peu mieux la marche de l'hygromètre dans 

 cette expérience , j'ai deffiné , d'après les nombres de la table du § 47 , la 

 quatorzième figure. La ligne des abeilles A B y eft divifée en jours Si en 

 Fig. 14- minutes , & l'ordonnée A C en degrés. Sur ces échelles eft conftruite la 

 courbe A D F G, pointée depuis H , oii elle commence à avoir des in- 

 flexions anomales, qui proviennent de la variation de la chaleur. Elle doit 

 bien en avoir encore une entre A H vers le midi du premier jour; mais 

 cette inflexion eft moins fenfible , tantparce que ce jour la grande vîtefle 

 du mouvement de l'aiguille la rend moins perceptible, que parce que l'air 

 n'étoit point encore 11 chargé de vapeurs que le jour fuivant. J'ai remar- 

 qué que nonobftant les inflexions anomales , on pouvoit tirer la courbe 

 AHEFG, enforte que fa courbure fût très uniforme & exempte de ces 

 inflexions en fens contraire ; & il n'efi pas douteux que cette courbe ne 

 repréfente la marche de l'aiguille pour le cas où on fuppofe la chaleur 

 confiante. De la façon qu'elle eft deffinée dans la figure , elle paraît avoir 

 l'ordonnée A C pour tangente initiale. Mais cela n'eft pas ; car j'ai fait 

 •voir ci-deffus (§.41.) que fa tangente initiale eft la droite A B , & qu'il 

 y a tout près du commencement A un point d'inflexion contraire qui fait 

 que cette courbe, après avoir d'abord tourné vers A B fa convexité, 

 oppofe enfuite à cette droite fa concavité. 



§ . 50. Ces fymptômes viennent de deux caufes qui produifent le mou- 

 vement de l'aiguille de l'hygromètre ; la première de ces caufes eft l'éva- 

 pora.ion : cette caufe agit fi promptement, que dès la première minute, 

 l'air dans le verre eft déjà très chargé de vapeurs ( §. 41.); orficela arri- 

 voit dès le premier infiant , la courbe A E F G tournerait par tout fa con- 

 cavité vers A B , parce qu'alors il n'y aurait que la féconde caufe , qui eft 

 l'huméfa&ion de la corde. Cette caufe agit beaucoup plus lentement & 

 d'une façon purement relative, puifqu'elle efi comme.une fonction de la 

 différence entre l'humidité de l'air & celle de la corde ; car on conçoit que 

 û l'une &i l'autre eu égale , l'hygromètre ne fubira plus alors de variation, 

 puifqu'alors la différence eft = o;à cette caufe il s'en joint encore une 

 autre, c'eft que l'évaporation diminue à mefure que l'air eft déjà rempli de 



