DES SCIENCES DE BERLIN. 



401 



Tome 



x x y. 



Année 



'7 ■ 



Ici donc la marche initiale étoit encore fort lente , comme généralement 

 toute la marche de l'aiguille ; la raifon en eft toute naturelle. Car, outre 

 que la corde de l'hygromètre étoit plus groffe , il n'y avoit pas tant de de- 

 grés à parcourir. Cette dernière circonftance fait que cette table ne peut 

 pas fans reitriclion être comparée à celle du §.52, pour ce qui regarde le 

 diamètre des cordes , que nous avons vu ci-deffus ( §. 28. ) être comme 

 19 à 12. C'eft dans ce rapport que devraient être les tems employés ;i 

 parcourir un même nombre de degrés. Or nous trouvons dans les deux 

 tables les degrés 347 parcourus en 100 minutes par l'hygromètre E, &C en 

 50 minutes par l'hygromètre D ; mais il eft 



19 : 12= 100 : 63 ~ 



De forte que l'hygromètre D auroit du y employer 63 minutes : il n'y en 

 employa que 50, parce que pour parcourir plus de degrés, fa marche en 

 devoitêtre plus accélérée; aulïï le rapport des degrés qui font 49 5 SC437, 

 réduit ces 63 minutes à 55. Ce qui diffère moins de 50. Mais comme la 

 marche n'eft pas tout à fait proportionnée, je n'infifterai pas davantage 

 fur cette comparaifon. 



§. 56. Tirons encore de ces obfervations la conféquence, que lorfque 

 l'humidité de l'air change fubitement & beaucoup , les hygromètres mar- 

 quent ce changement par un mouvement fort fenfible, mais que ce mou- 

 vement eft plus lent & moins perceptible lorfque l'humidité ne change que 

 de quelques degrés. Car on voit dans toutes ces tables (§. 52-55.), que 

 les derniers degrés font parcourus fort lentement; de là il peut arriver 

 que quand les variations de l'air font fubites & fréquentes, l'hygromètre 

 fuit le nouveau changement avant que de s'être accommodé entièrement ;i 

 Tome III. E e e 



