DES SCIENCES DE BERLIN. 385 



ïibre à la corde , & pour la foutenir dans une action droite &c verticale. < - 



L'ufage des pieds de fil d'archal paroîtra dans la description desexpérien- T o M B 

 ces. J'ai employé trois hygromètres fur le pied que je viens de dire, &: XXV. 

 trois autres où la corde pane par une caiffe parallélipipede ouverte par en A N N È-B 

 bas , comme lî c'étoit l'axe d'une aiguille d'horloge. Aulîî dans ces trois i7<5o f 

 derniers le cercle elt diviié en heures comme dans les horloges, & les 

 heures font fubdivifées de 5 en 5 minutes ; la façon dont les cordes font 

 tordues fait que dans le tems iec l'aiguille tourne fuivant l'ordre des heures, 

 au lieu que dans le tems humide elle tourne en fens contraire. Les trois 

 premiers hygromètres font divifés en degrés , mais en fens contraire ; de 

 forte qu'ils indiquent, en croiffant , les degrés de l'humidité ou fon accroif- 

 fement. Les cordes font de boyau , mais de différente groffeur. Je désigne- 

 rai, pour éviter toute confuilon, les trois hygromètres faits en forme 

 d'horloge par les lettres A , B, C , & les trois autres faits de la façon dé- 

 crite dans la douzième figure parles lettres D, E, F. Les hygromètres 

 B , D , E , font faits d'une corde plus groffe , & les hygromètres A , C , F , 

 d'une corde plus mince. Or il s'agiflbit d'en connoitre les diamètres; je 

 m'y pris de trois façons différentes : d'abord je coupai de la corde mince 

 la longueur de trois pieds ou 36 pouces, mefure de Paris, & j'en trouvai 

 le poids de 9 | grains poids de Berlin. Je coupai pareillement 1 8 pouces 

 de la groffe corde , & j'en trouvai le poids de 12 grains , ce qui pour 36 

 pouces donne 24 grains ; fuppofant donc la gravité fpécifique des deux 

 cordes égale , il s'enfuit que les quarrés des diamètres font comme 2 eft à 

 5 : ce qui donne les diamètres comme 1 1 à 7, ou plus exactement comme 

 19 a n;enfuite je les mefurai moyennant une loupe & une des échelles de 

 verre faites par M. Brander, célèbre Méchanicien à Ausbourg. Sur cette 

 échelle la ligne du pied de Paris fe trouve divifée en dix parties avec une dé- 

 licateffe & une exactitude furprenantes. Moyennant cela, je trouvai le dia- 

 mètre de la groffe corde de -fs lignes exactement , & celui de la mince , de 

 r^ô lignes. Le rapport eft = 30 : 19 = 19: n-^, ce qui ne diffère prefque 

 point du tout du premier rapport. Enfin je pris un cheveu dont l'épaiffeur 

 etoità peine -j^ de ligne de la longueur de 13 ^ pouces, & je vis que ce cheveu 

 tourné autour de la groffe corde avoit la longueur de 85 circonférences ; 

 mais tourné autour de la petite corde , il avoit la longueur de 13 <j circon- 

 férences. Ce rapport eft = 27: 17=19 : 11 ff , & partant encore très 

 peu différent du premier , qui tient même le milieu entre les deux derniè- 

 res mefures. J'établirai donc le rapport des diamètres comme 19 à 12, la 

 dernkre mefure donne encore le diamètre de la groffe corde = o, 607 

 lignes, & celui de la mince =0, 383 , ce qui ne diffère que d'une ^ & 

 d'une rj^ partie de la mefure faite moyennant l'échelle & la loupe ; de 

 Tome III. C c c 



