'10 MÉMOIRES DE LA SOCIÉTÉ ROYALE DES SClENCE^ 



f.cile ou incommode. Celle que M, LudolfF propofe dans les mémoires 



Tome I." de l'Académie de Berlin (a) , a été goûtée parce qu'il n'y a ni expé- 



An N Es rience, ni calcul à faire ^ & qu'on peut, par la feule infpeâion de l'é- 



j_^g_ chelle d'en bas, connoitre, en tout tems, la véritable preflion de l'at- 



. niofphère. Le feul défaut qu'on puifle reprocher à cette méthode, 



HISTOIRE, c'eft que la conftruiflion de l'échelle n'eft point affez fimple, ni affez 

 facile, & que la comparaifon du thermomètre eft toujours nécelfaire. 

 Comme je fongeois aux moyens de remédier à ces imperfeftions , j'en 

 conférai avec M. de la Grange, qui, par une feule oblervation, donna 

 tout d'un coup à ce problème une folution qui ne laiffe plus rien à 

 défirer. L'élévation du baromètre, produite par la chaleur, me dit-il, 

 elt proportionnée à la hauteur de la colonne de mercure expofée à 

 cette chaleur. Il ne s'agit donc que de conftruire les baromètres avec 

 un feul tube recourbé, dont la petite branche ait un ou deux pouces 

 de longueur , ôc d'appliquer l'échelle à cette branche ; puifque la 

 raréfadion ou la condenfation , produites par la chaleur , n'y feront 

 monter ou defcendre le mercure que d'une manière imperceptible, 

 & qu'on obfervera tout audî-bien l'afcenfion ou l'abaillement caufés 

 par la prelTion de l'atmofphère, fans que l'effet produit par la chaleur 

 puifle caufer d'erreur fenfible. 



2." Comme le njercure monte dans une branche , autant qu'il def- 

 cend dans l'autre , & réciproquement , fon éloignement de la ligne 

 de niveau, eft double de l'efpace qu'il a parcouru en montant ou 

 en defcendant; ainli,pour avoir la véritable élévation du mercure 

 au deffus du niveau, il efl: indifpenfable de ne faire la divifion de 

 l'échtlle que par demi-pouces & demi-lignes, que l'on compte en- 

 fuite comme des lignes & des pouces entiers. On voit par -là que, 

 dans ce baromètre, les erreurs occafionnées par la raréfadion font 

 doubles de la raréfaftion elle-même. 



3.°. Si donc, pour plus grande exaftitude , on vouloit encore éviter l'er- 

 reur caufée par ia raréfadion du mercure dans la petite branche [i] on 

 pourroit y remédier par une correclion prile dans la même fource; il 

 s'agiroit de conftruire deux échelles, qu'on appliqueroit, l'une à la longue 

 branche, l'autre à la petite, tellement graduées, que la première augmen- 

 tât de bas en haut, & celle-ci de haut en bas. Tant que le mercure con- 

 fervera la mOmedenfité, les deux échelles marqueront le même degré. 

 Mais la denfité du mercure venant à changer, les degrés feront diffé- 

 rens & leur demi-différence indiquera l'augmentation ou la diminution 

 du volume total. On pourra, pour la graduation de f échelle, prendre 

 pour point fixe, une certaine denfité déterminée du mercure, ainfî que 

 nous l'avons fait nous-mêmes. Nous renfermâmes le baromètre dans un 

 tube de carton, &: nous remplîmes f intervalle avec de la glace pilée . 

 afin de condenfer le mercure contenu dans les deux branches , par le 

 froid de la congellation. Nous marquâmes enfuite avec un fil la hauteur 



(0 Ann, 1745. Voyez la CoUeâ. Aead., Tom. Vin,pag.55, î7. 



