284 



COSMOS. 



sur de la lumiere rouge, la seule que Ton puisse obtenir homogene au moyen de 

 verres transparents; 2° parce qu'il a el6 force d'operer avec la lumi6re des 

 larapes et non pas avec la lumi6re solaire, ce qui le condamnait a n'employer 

 que de tr^s-pelites epuisseurs des liquides coion'ts, ou des solutions tres-etendues 

 d'eau, et ne lui a permisd'obtenir que des nombres Ires-petits, d'oii il est impos- 

 sible de deduire, sans de tres-grandes erreurs, la quanlile d'absorption de cou- 

 ches plus epaisses ou de solutions plus concentr^es. Ces imperfections n'empe- 

 chenl pas que le travail du jeune physicien ne soil un tres-grand progres, et nous 

 I'analysprons avec soin. 



Les mesures ont 6t6 pri?es avec un photometre nouveau tres-habilement 

 construit : c'est le photometre de Richtie perfectionne par la methode de 

 M. Arago. II est represenle fig. \. Les deux faisccaux paralleles de lumiere dont 



Fi-. I. 



on veut comparer les intensiles viennent horizontalement, I'un de la droite, 

 I'autre de la gauche, et tombent sur deux prismes de Nicol. Ces deux prismes 

 sont fixes dans les monlures h, h, qui tournent autour des axes des deux tubes 

 horizontauxr,r, etsontmuniesde deux tetescirculaires divisSesi, t. Les tubes r,r 

 enlrent dans un tube vertical plus large R R muni, a son extremile inferieure, 

 d'un petit miroir double en acier poli, a son extremile superieure d'un syst^me 

 oculaire special que nous decrirons plus lard. L'angle diedre du miroir double 

 dont les faces polies sont inclin^es de 45 degres sur les axes des tubes R et r, 

 passe par le point d'interseclion de ces memes axes : ce miroir pent tourner 

 autour de I'axe du tuyau principal R; et Tangle parcouru dans ?a rotation peut 

 ^tre mesure sur le cercle divise s. Sur Tangle diedre du miroir repose un dia- 

 phragme horizontal avec une ouverture centrale et circulaire de cinq millimetres 

 environ de diametre. Aii-dessus de celte ouverture circulaire, a travers laquelle 

 on peut voir Tune ou Tautre des faces du miroir, se trouve une loupe o, ajustee 

 dans la monture verticale H, avec un prisme de Nicol place au-dessous d'elle 

 et une plaque de verre rouge transparent a lumiere homogene; la monture H, 

 avec les trois pieces qu'elle renferme, peut tourner autour de Taxe R, au moyen 

 du bras i, et Tangle de la rotation se lit sur le cercle divide T T. 

 Pour se servir de cet appareil on rend d'abord le bord aigu ou Tangle diedre 



