446 COSMOS. 



cousses a rinstrument dont I'invariabilite de pointage est une condi- 

 tion indispensable. Comme I'image de chaque mire diversement eloi- 

 gnee ne se forme pas au mfime point de la lunettte , les fils du reti- 

 cule infericur sont disposes dans le sens de la longueur du tuyau, de 

 manifere que I'un d'eux coincide toujours avec I'image d'une mire. 

 Voila pour I'appareil. Quanta la maniere d'observer, elle est des plus 

 simples. La lunette , elablie au milieu du mur, Ics mires fixees sur 

 leurs blocs, on commence a observer dun cdte, et I'on prend note de 

 la position des tils de chaque mire par rapport a ceuxde la lunette, en 

 ayant recours au micrometre pour ainener la coincidence. Puis , on 

 passe de I'autre c6te, et Ton repete la meme observation. Cela fait, si 

 I'on revient observer de temps a autre la position des mires, on pourra 

 facilement s'assurer de leur slabilite parfaite, ou du deplacement et du 

 sens dans lequel il s'est ctfeclue. 



Pour observer les variations dans le plan vertical perpendiculaire aux 

 deux autres, M. Porro se sert d'un instrument qu'il nomme meroscope 

 pan-focal, et qui, en parlant la langue de tout le monde, s'appellerait 

 un microscope pourvoira toutes distances. Cen)lcroscope a unobjectif 

 et un oculaire comme tons les microscopes ordinaires; seulement, 

 entre I'oculaire et I'objectif du microscope deM. Porro, se meut a vo- 

 lonte une lentille divergente qui allonge ou raccourcit, au gre de I'ob- 

 servateur, le foyer de I'objectif, et permet ainsi d'obtenir au-devant 

 de I'oculaire soit I'image des objets places sur I'objectif iui-meme, soil 

 I'image des points situes a I'infmi. Apres avoir fait enfoncer horizon- 

 talement sur le revetement exterieur du mur plusieurs tiges, portant 

 chacune a son extremite libre une echelle divisee sur ivoire, M. Porro 

 etablitson microscope au-dessus de ces bouts de tiges, qui sont tous, 

 a pen pres, sur une meme ligne verlicale. L'axe de I'instrument etant 

 rendu vertical, on observe la division de chaque tige qui tombe sous 

 le fd du reticule. S'il y a le plus petit changement dans la forme du 

 mur, I'observation au meroscope le revelera immediatement, I'image 

 des mires se trouvant deplacee par rapport a l'axe du microscope. II 

 va sans dire que la variabilite du foyer de I'instrument permet de re- 

 garder les differentes tiges sans troubler en rien le pointage primitif. 

 A I'aide de ces dispositions, savamment con^ues et tres-habilement 

 ex^cutees par M. Porro, il est a croire que I'etude des mouvements du 

 mur de Gros-Bois pourra se faire avec toute la precision qu'exigent 

 des recherohes de ce genre. 



— Faut-il detruire les taupes? A I'lme des dernieres seances de la 

 Sociele centrale d'agriculture, M. Chevandier citait I'exemple de 

 M. Bouvie, proprietaire de tres-grandes prairies sur les bords de la 



