426 COSMOS. 



mercure I'epreuve ndgalivc ainsi lransporl<5e, il a r^ussi a la trans- 

 former en dpreuvc compl6tement positive , cVune finesse ile details 

 V raiment remarquable. 



ANALYSE DES RECHERCHES SCIENTIFIQUES. 



Physique. Reciierciies thermometriques par M. Plucker. I. Thermometre 

 a dilatations compensees. — Supposons pour fixer les idees que la dilata- 

 tion du mercure soit six fois plus grande que la dilatation int6rieure du 

 cylindre en verre qui le contient : 11 est evident que si Ton ne verse dans le cy- 

 lindre qu'un volume de mercure egal seulement au sixieme de sa capacite ; I'es- 

 pace reslant, c'est-a-dire les cinq sixiemes de la capacity interieure, ne changera 

 nullement de volume quand on fera varier la temperature. Introduisons main- 

 tenant un liquide quelconque dans cet espace constant, et donnons au mercure 

 le moyen de sortir, par un tube capillaire qui y plonge', a I'un de sos bouts 

 ouverts : le mercure entrant dans ce tube capillaire indiquera immediatement la 

 dilatation absolue du liquide. 



M. Plucker avait fait construire des appareils d'apres ce principe par I'habile 

 artiste M. Geissler , de Bonn , et la concordance de ces instruments fut si admi- 

 rable qu'il se d^termina a inlerrompre le cours d'autres recherches d'optique et 

 d'electro-magnetisme pour reprendre I'interessante question de la dilatation 

 de lean dans le voisinage du point de sa plus grande densite. 



Deux instruments , construits dans ce but independamment I'un de I'autre , 

 s'accordaient a donner, a un millionieme pres , la dilatation de I'eau entre les 

 limites de — 4" et + -12" C. Nous decrivons ici I'un de ces deux instruments en 

 supprimant toutefois le detail de sa construction et de sa graduation. II est re- 

 presente fig. 1 . Le reservoir exterieur de I'appareil , place verticalement, porta 



dans son inteneur un cylindre de verre contenant le mercure de compensation, 



