COSMOS. 4-27 



attache par en bas, et communiquant a I'exterieur par un tube capillaire. Dans 

 ce cylindre plonge, environne de mercure, le cylindre long, mais peu large 

 d'un thermometre , porte par la partie superieure du reservoir ; son echelle va 

 de — 4,5 a +13; chacune deses divisions indique une fraction de degre egale a 

 0»,02. Le tube capillaire sortant de la partie inferieure du reservoir est entoure 

 d'un tube de verre plus large et destine en nieme temps a porter I'echelle. Les 

 deux tubes sont plies ensemble pour donner a I'echelle , chose indispensable, la 

 position horizontale. Le reservoir ext^rieur porte, en outre, une pointe effil^e 

 a sa partie superieure. 



Pour graduer I'appareil on le remplit d'abord de mercure, qu'on fait bouillir 

 pendant assez longtemps, puis on ferme I'ouverture effilee, pendant que I'ex- 

 tremite du tube capillaire plonge dans du mercure. L'appareil est ensuite place , 

 d'abord dans de la glace fondante, et Ton determine par une balance excellente 

 le poids G du mercure a 0"; puis, dans de I'eau bouillante, a la temperature 

 de too", etl'on determine le poids (/ du mercure qui s'ecoule de I'extremite du 

 tube capillaire, laquelle extremite, vers la fin de I'operation, plonge dans le 

 mercure ecoule. En repetant plusieurs fois I'experience , Ton ne trouva entre 

 les valeurs de G que des differences insensibles, cinq dix-miliiemes de gramme. 

 Si Ton adopte le coefficient de dilatation du mercure donne par M.Regnault, 

 et que nous nommerons q, Ton trouve que le poids x du mercure necessaire a 

 la compensation est 



^^^-TooTg- 



Pour l'appareil qui a servi a M. Plucker, on avait 



G=268§%48o3, g=■i^',^^23, 03=41,949. 



Apres avoir fait sortirtoutle mercure de l'appareil, et apres avoir verifie son 

 poids , Ton y introduit par le tube capillaire le poids x de mercure , que nous 

 venons de determiner. Enfin , on fait entrer I'eau distillee dont il s'agit de deter- 

 miner la dilatation, par la pointe ouverte dans ce but, et que Ton ferme de 

 nouveau , apres avoir fait bouillir I'eau pendant plus d'une heure. Pour regler 

 deSnitivement l'appareil , de maniere que le mercure monte dans le tube capil- 

 laire jusqu'au point zero de I'echelle, il est necessaire d'ouvrir de nouveau la 

 pointe effilee pour y introduire ou en faire sortir une petite quantite d'eau. Si. 

 comme on le suppose toujours, on a eu soin de calibrer exactement le tube ca- 

 pillaire, par despesees exactes et repetees, on peut diviser I'echelle en parties 

 egales. Dans I'instrument qui a servi a M. Plucker, chaque division longue de 

 6°'°',89 indiquait une augmentation du volume de I'eau a 0° egale a un millio- 

 nieme. 



Pour faire les observations aux temperatures au-dessous de 0" Ton plonge 

 l'appareil dans une quantite considerable d'alcool refroidi par I'air froid d'hiver, 

 et continuellement agile. L'on ne fait d'observation que quand la temperature 

 de I'alccol , mesuree par un excellent thermometre, divise en cenlienies de degre, 

 s'accorde parfaitement avec la temperature indiquee par le thermometre inte- 



