602 COSMOS. 



carbonique ( la theorie iniiique cetle precaution, mais elle est presque inutile 

 dans la pratique, carc'est de I'air presque pur qui presse I'eau dans les premiers 

 instants, et I'operation ne dure guere qu'une^minule) ; enfin d'une dprouvette 

 qui, plongeant dans ce bocal, laisse monter I'eau jusqu'a ce qu'elle soit au niveau 

 au dehors et au dedans. L'extr^mite superieure de cette eprouvette, fermce par 

 un bouchon, recoit un tube de verre sur lequel est^fixe un tuyau en caoutchouc 

 vulcanise, dont I'autre bout s'adapte egalement par un tube de verre, au bou- 

 chon du second flacon a I'aide d'un second tuyau de caoutchouc ; ce second fla- 

 con est mis en communication avec le premier ; cet arrangement etablit, comme 

 on le voit, une libre communication entre I'eprouvette et les deux flacons. 



Pour graduer I'eprouvette on introduit dans ce second Qacon un gramme de 

 carbonate de chaux pur, et on le ferme avec le bouchon auquel sont fixes les 

 deux tuyaux de caoutchouc. Apres s'^tre assur^ que toutes les fermetures joi- 

 gnent bien, on marque d'un trait de lime le niveau de I'eau dans I'int^rieur de 

 I'eprouvette, puis soulevant le flacon qui conlient I'acide, on I'incline leg6rement 

 de maniere a ue pas obstruer le tuyau de caoutchouc par ou il doit s'ecouler. Au 

 contact de I'acide nitrique le carbonate de chaux laisse echiipper son acide car- 

 bonique ; ce gaz ne trouvant d'issue libre que du c6t6 de I'eprouvette, fait bais- 

 ser rapidement I'eau qu'elle contient. 



Lorsque toute I'effervescence a cess6, on s'assure d'abord qu'il n'y a pas eu 

 defuite, en enfon^ant I'eprouvette jusqu'au fond du bocal, comme avant I'ope- 

 ration on a du I'elever avec la colonne liquide qu'elle contient : si dans I'un et 

 i'autre cas le niveau interieur ne change pas, on peut etre assure que rien ne 

 s'est echappe au dehors. 



On marque alors d'un trait de lime le point ou le liquide s'est arr^te, et Ton 

 divise en 100 degr^s I'espace qui separe les deux traits; cet espace occupe 1 8 de- 

 gres environ dans une Eprouvette de 40 millimetres de diametre, et bien qu'il 

 nesoit pas rempli uniquement de I'acide carbonique d6gag6, il esL facile de com- 

 prendre qu'il eu indique exactement le volume. 



II est Evident qu'un gramme de marne contenant 50 pour i 00 de carbonate de 

 chaux ne fera descendre le liquide que jusqu'a 50 degrEs , celle qui en contien- 

 dra 75 le fera descendre a 75, etc. En un mot la valeur de la marne se lira im- 

 mEdiatement sur I'eprouvette. La pierre a chaux sera examinee de la meme 

 maniere ; on la rEduira en poudre pour faciliter Taction de I'acide, et en peu 

 d'instanis sa valeur au point de vuc agricole, sera indiquec sur TEprouvette. 



Quant aux diffErents terrains, il ne s'agit ici, bien ealendu , que d'en indiquer 

 les principaux elements , ce qui, dans la plupart des cas suffit a I'agriculture. 

 On pourrait a la rigueur se servir de la meme Eprouvette ; mais on s'approchera 

 plus prEs des vEritables proportions en cmployant une eprouvette plus large et 

 pluslongue, gradueeavec 5 grammes de carbonate de chaux, et en introduisant 

 a la fois 5 grammes de terrain dans le second flacon ; ces deux tuyaux de caout- 

 chouc qui se surmontent doivent etre assez longs pour qu'on puisse agiter de 

 temps en temps, afin de faciliter Taction de Tacide sur les carbonates. Lorsque 

 toute effervescence a cesse, on deboucho le flacon, on le remplit d'eau pour de- 

 layer Targile, ct laissant un instant deposcr la silicc, on fait ecouler Targilc ea 



