564 COSMOS. 



des courants electriques. Dans une dixi^me communicatioa sur ce sujet, 

 il fait connaitre aujourd'hui ses recherches sur !es lois de deviation de I'aiguille 

 aimainlee dans la boussole rheometrique appel6e boussole des langentes. Aprte 

 avoir expose Ihistorique de son sujet, le savant professeur indique les conditions 

 dans lesquelles il s'est plac6 afin d'6viter toute chance d'erreur dans revalua- 

 tion des angles donnas par son instrument. Sa boussole, construite par M. Rum- 

 korff, avec I'habilete que tout le monde lui connait, se compose principalement 

 d'une aiijuille aimantee placee au centre d'un cercle destine a recevoir le cou- 

 rant. Le diametre du cercle dans lequel passe le courant est de 444 mm. et le 

 diatnetre du cercle divis6 est de 180 mm. Le cercle du courant et le cercle 

 divi^e, ppuvent se mouvoir independamment I'un de I'autre, autour d'un axe 

 verlii al pas.^ant par leur centre commun, qui est en meme temps le sommet du 

 pivot sur lequel tourne I'aiguille aimantee. Cette derniere porte perpendiculaire- 

 ment a su longueur une aiguille horizontale , en argent, exactement centr6e, 

 qui pennet de lire facilement la deviation de I'aiguille aimantee. La bande de 

 cuivre rouge qui forme le cercle du courant se replie suivant I'axe vertical, les 

 deux extreiiiites plongent dans des godets rectangulaires en verre, et elles ne 

 sont s^paiees I'une de I'autre que par I'epaisseur du ruban de sole qui les 

 recouvre, ^i ce n'est dans la partie qui penetre dans le mercure ou elles sont 

 ecarlee> de I'epaisseur des parois des deux memes godets qui les resolvent. La 

 distance entre le bord inferieur du cercle et la surface du mercure, est de 2 de- 

 cimetres; on ne saurait la rendre trop grande. Le cercle horizontal destine a 

 accuser la deviation de I'aiguille est divise en sixiemes de degre : comme on 

 estiiiie facdemenl a I'aide d'une loupe des cinquiemes de division, les erreurs 

 de lecture ne doivent pas depasser deux minutes. Voici maintenant de quelle 

 maniere M. Despretz precede dans ses experiences. 



L'aiguille aimantee et I'aiguille d'argent etant plac^es perpendiculairement 

 I'une a i'autre, on fait tourner le cercle divise autour de I'axe qui le porte, jus- 

 qu'a ce qii>^ la ligne z^ro soit a peu prfes normale au cercle du courant. On fixe 

 le cercle divis6, au moyen d'une vis de pression, en sorte qu'il ne puisse plus se 

 deplficer qu'avec le cercle du courant, et Ton fait mouvoir celui-ci de maniere 

 a nimener le z^ro vis-a-vis I'index. On fait passer le courant dans I'instrument 

 et Ton note les deviations a droite et a gauche ; si ces deviations sont egales, 

 I'instrument est regie; dans le cas contraire, qui est le cas general, on imprime 

 un leger deplacement au cercle divise, deplacement dont la grandeur et le sens 

 sont donne^ par la difference des deux deviations observees; on ramene de nou- 

 veau I'index a zero, en deplacant le cercle du courant, puis on recommence a 

 noter les deviations, et Ton continue, jusqu'a ce que les deviations soient egales 

 a droite et a gauche. 



Lorsqtie, pour savoir si la boussole est bien regiee, on observe les deviations 

 a droite et a gauche produites par le meme courant, il est indispensable que ce 

 courant soit assez energique pour donner des deviations d'une amplitude au 

 moins e;:ale k celle des plus grandes deviations qu'ont veut atteindre dans les 

 experie:ices. 



Il est, en effet, aise de reconnaitre qu'un defaut d'orientation capable d'al 



