COSMOS. 565 



t^rer notablement les deviations de 50 et de 60 degree, se fait a peine senlir 

 sur une deviation de 10 degr^s. Quand la boussole etait ainsi reglee, M. Despretz 

 commengait I'etude des courants qu'il voulait comparer, et ii avait recoups au 

 proc^de de la derivation pour affaiblir un courant dans une proportion donnee. 

 Les fils qui lui servaient pour obtenir les courants derives avaient 6te pr^alable- 

 ment, de sa part, le sujet d'une etude speciale ; il voulait etre bien sur que la di- 

 minution de I'intensite par leur interposition serait celle que le besoin de I'ex- 

 p^rience exigeait. La formule qui a servi a M. Despretz , pour le calcul de ses 

 resultats et qu'il trouve elre d'accord avec I'exp^rience, n'est point la formule 

 ordinaire I = T tang 8, dans laquelle T est I'intensite du magnetisme terrestre; 



15a^ 

 mais bien la formule plus complexe I =: (1 -|- 3 a*) tang 9 — - sin 20 que 



o 



donne le calcul fond^ sur la theorie d' Ampere. Dans cette formule, I etant I'inten- 

 site du courant, a est le rapport entre la demi-distance des p61es de Taiguille et 

 le rayon du cercle du courant, la deviation observ^e de I'aiguille. Void main- 

 tenant les resultats auxquels M. Despretz est parvenu en employant tous les 

 soins possibles pour ecarter les causes d'erreurs. II a vu, premierement, que les 

 tangentes des deviations ne sont point proportionnelles aux intensites des cou- 

 rants, meme dans les boussoles ou le cercle du courant a pres d'un demi-metre 

 de diam^tre, et I'aiguille seulement une longueur de Q'",Qi. Ceci obligera dor^- 

 navant les physiciens a se servir de la formule complete qui represente assez 

 bien les resultats , au lieu de la formule plus simple qui n'a pas d'exaclitude 

 dans les fortes deviations de I'aiguille. On peut neanmoins employer encore la 

 formule simple, pourvu que Ton calcule un coefficient pour chaque appareil 

 qui mette cette meme formule d'accord avec rexp^rience. Le moyen le plus stir 

 de ne pas se tromper dans revaluation des intensites des courants consiste a 

 employer des cercles de courants qui aient a peu pres 1 metre de diameire, et 

 des aiguilles de 3 centimetres, au moins, de longueur. Dans ce cas la formule 

 ordinaire represente assez bien les intensites observees. Si Ton remplace la lame 

 des grands cercles par quatre gros fils enveloppes de sole, de 5 a 8 millimetres 

 de diametre, on obtient une boussole bien plus sensible, qui devient ainsi un 

 veritable rheometre proportionnel. La diminution du diametre des fils jusqu'a 

 3 ou 4 millimetres et I'augmentation du nombre des tours jusqu'a 20 pout trans- 

 former la boussole en un rheoscope differentiel d'une sensibilite sufiisante pour le 

 plus grand nombre des experiences. 



— M. Sire, preparateur de physique a la faculte de Besantjon, qui avait songe, 

 en meme temps que M. Foucault, a utiliser la fixite du plan de rotation d'un 

 corps dans I'etude du mouvement diurne du globe, vient de faire connailre les 

 dispositions qu'il avait adoptees pour ces experiences. Le pendule ctait rem- 

 place par une roue massive en metal , parfaitement equilibree , qui pouvait 

 tourner autour de deux axes rectangulaires : I'un de ces axes, celui qui se trouvait 

 dans le plan de rotation dela roue devait etre place suivant la verticale du lieu. 

 Un meridien artificiel en bois, sur lequel la roue pouvait etre fixee a diverges 

 distances des p6les , permettait de reconnaitre I'influence de la latitude sur les 

 mouvements de I'appareil. II aurait ete facile de voir ainsi que, la roue etant a 

 requateur, son plan de rotation ne pouvait pas rester dans un plan meri- 



