COSMOS. 



383 



port du conseil dc la Societe royale de Londres met si tristement en 

 evidence, il faut necessairement et absolument le concours de I'Aca- 

 demie des sciences en corps, et par TAcademie des sciences I'inter- 

 vention du gouvernement , una subvention des ministeres de I'inte- 

 rieur et de I'instruction publique, le concoiirs aclif du ministere de la 

 marine, I'obligation imposee a lous les officiers de la marine royale 

 de donner une plus grande attention aux observations meteorologi- 

 ques qui devront desormais trouver place dans les registres de bord ; 

 I'invitation pressante avec promesse de prime a tous les capitaines de 

 la marine marchande de prendre part a cette bienheureuse concentra- 

 tion de forces. Alors et alors seulement la France redeviendra la 

 France , on n'aura plus le droit fatal de I'oublier , de la dedaigner , de 

 la rayer honteusement du rang des nations auxquelles appariient I'eni- 

 pire de la terre et des mers. 



ANALYSE DES RECHERCHES SCIENTIFIQUES. 



fiLECTRicriE DEL'ATJiospnicRE. Observations et memoire de M. Lamont, cijVec- 

 teur de I'observatoire royal de Munich. — L'eleclrometre 

 de M. Lamont a ele construit par lui dans les memes prin- 

 cipes que I'electromelre de Peltier. II est represente fig. 1 . 

 Le lube RR avec le cadre rectangulaire abed en fil mince 

 de cuivre, est isole par une masse de gutta-percha MM. 

 Au fil de colon ef, est suspendue une aiguille formee 

 J'un fil de cuivre hk, et d'un tout petit aimant mm, 

 fixes tous deux a un meme support fg. On place 

 'eleclromelre de telle maniere que le cadre abed coin- 

 cide avec le plandu meridien magnetique. Quand cells 

 condition est remplie, Taiguille de cuivre hk est main- 

 ■enue par I'aimant mm dans le plan du cadre, aussi 

 longtemps qu'aucune tension electrique n'exerce son 

 nfluence. Mais si I'eleclricile arrive par le tube RR, 

 lie se partage enlre le cadre d'une part et I'aiguille 

 'ik de I'autre; Taiguille alors el le cadre se repoussent; 

 'aiguille est deviee el forme avec le plan du cadre un 

 ngle qui sert a la mesure de la tension electrique. 

 Au-dessous du cadre se trouve une table de verre AB, 

 lorlanl un cercle divise, sur lequel on lit Tangle de de- 

 lation. Pour que la lecture de eel angle soil plus fa- 

 le, on place relectromelre sur une boite immobile, 

 lans laquelle on a adapte un miroir CD incline a 45 de- 

 3'r(5s, el une lentilie E de distance focale telle que Ton 

 uue image distincte du cercle divise, sur lequel se pro- 



voie tlaus le union 



