DE L'ACADltMIE ROYALE DES SCIENCES. 77 

 le mouvemenr , ni par le tranfport neceflaire , une feule goutte de ^— ^ — *■ 

 la liqueur qu'elles contiendront. II faut enfuke pour hater ''ou- p j^ ,, ^ ^^ , 

 vrage , en avoir de plus grandes qui contiendront ces petites un cer- "^ 



tain nombre de fois precis. II vaut mieux que ce nombre foit une Annee ij-o. 

 aliquote de 100 comme 21;. Mais nous fupprimons tous ces details, 

 quoiqu'inftruftifs ik louv^nt curieux i on les apprendra du Mdmoire 

 de M. de Reaumur, & encore mieux de la pratique. 



Dans les therniometres communs on a adapte a une affez grofle 

 boule un tuyau ddie & prefque capillaire , afin qu'une tres-petite 

 augmentation de volume dans la liqueur de la boule en produisJc 

 une grande & bien fenfible dans la liqueur du tuyau. C'en etoit af- 

 fez pour voir que la liqueur ^toit rarefiee des qu'elle I'etoit , & 

 meme qu'elle I'etoit plus ou moins , & I'on ne s'embarrafToit pas 

 de favoir de combien elle I'cftoit precifement. Mais dans les ther- 

 mometres nouveaux oil I'on veut arriver a cette connoifTance , qui 

 ne peui refulrer que de la mefure exafle des volumes, il eft inevi- 

 table que les tuyaux foient beaucoup plus gros , parce que I'exac- 

 titude & la fenfibilit^ du thermometre , a mefure qu'on les veut 

 plus grandes, demandent un plus grand nombre de parties de li- 

 queur, & que quelque petites que foient ces parties, elles font un 

 tout confiderable. M. de Reaumur eft done oblige de choquer I'ha- 

 bitude des yeux , & de renoncer a I'agr^ment du tuyau capillaire. 

 Ce n'eft pas la peine de plaider ici la caufe de I'utilite & de la 

 juftefTe contre un agrdment fi Idger. Cependant par une efpece de 

 condefcendance , les nouveaux thermometres pourront avoir des 

 tuyaux qui ne feront pas plus gros que ceux des gros barometres , 

 auxquels on eft affez accoutumd. 



M. de Reaumur hafarde encore une autre difFormite de ce genre. 

 On dit qu'un thermometre eft plus ou moins fenfible , felon qu'une 

 meme rardfaftion ou condenfation arrivee ^ la liqueur de la boule 

 eft marquee fur le tuyau dans une plus grande ou moindre ^tendue. 

 M. de Reaumur imagine avec raifon une autre forte de fenfibilit^. 

 Elle confiftera dans la promptitude avec laquelle la liqueur fentira 

 I'aftion du chaud ou du froid , & la marquera. Comme les boules 

 de fes thermometres feront plus groffes qu'i I'ordinaire , il a fait re- 

 flexion qu'il leur faudroit ndceffairement plus de temps pour recevoir 

 jnfqu'i leur centre , & dans la totalite de la liqueur I'acSion du chatid 

 ou du froid de I'air exterieur. Un remede rres-fimple ^ cei incon- 

 venient eft que les boules, fans rien perdre de leur capacite, foient 

 applaties autant qu'on le jugera \ propos : mais il eft vrai que les 

 yeux pourront encore le trouver mauvais, du moins dans les com- 

 mencemens. Peut-etre aufli que ces nouveautes de conftrudion fe- 

 ront d'autant plus agreables qu'elles feront plus marquees , parce 

 qu'elles promettront plus fenfiblement une plus grande jufteffe. 



On ne peut guere comparer deux anciens thermometres , ce qui — 



les rend affez inutiles pour des recherches phyfiques un peu delica- 



