^6 ABRfiGE DES MEMOIRES 



*— —— — les yeux n'en feront peut-etre pas fi contens : mais on aura I'a- 



p vanrage viz\ &: folide de favoir au jufte de combien une liqueur a 



^ "augniente fon volume par la chaleur, jufqu'oii elle le peut augnien- 



4nncc 17-^0. '^''» combien die eft de temps Ji prendre cette augmentation, quel 



eft Ion rapport de dilatabilire a une autre liqueur; inftrui!:^ions qu'on 



ne pouvoit pas titer des anciens thermonietrei , qui n'en difoient 



rien , ou ne le difoient que d'une maniere Equivoque & confufe. 



Graduer le thermometre felon des degres egaux d'augmentation 

 de volume , c'eil le graduer felon des degres egaux de capacity de 

 la boiile & du tuyau. Que la boule feule , ou la boule , & une cer- 

 taine partie du tuyau, fi I'on veut , contiennent jufte loo parties 

 ^gales d'eau , chacune de ces parties ^tant d'une quantitd bien exac- 

 tement connue , il eft clair que fi enfuite on en verfe une nou- 

 velle dans le tuyau , une feconde , une troifieme , &c. & que I'on 

 marque les endroits ou la liqueur totale du tuyau fe fera i\&w6e , 

 on aura des degres ^gaux de la capacite du tuyau , & par conf(^- 

 qtient aulli de la dilatation d'une liqueur qui en fe rardfiant monte- 

 roit a ces differens endroits marques ; car la capacite du thermometre 

 ayant ete mefurde de cette maniere, on en otera toute I'eau, qui 

 ii'a fervi qu'a mefurer , & on y mettra I'efprit de vin d^t on veut 

 obferver, la dilatation. 



Le nombre des degres de divifion eft arbitraire; mais il ne laifte 

 pas de demander un choix. loo eft trop petit, un plus grand nom- 

 bre donnera des divifions plus fines , & le thermometre en fera k 

 ' cet ^gard ce qu'on appelle plus fenfihle. M. de Reaumur juge plus 

 commode de prendre toujours des centaines , & il va jufqu'^ looo. 

 Par-la il evite le plus fouvent des fraftions de degr^, & quand il 

 s'en trouve, elles font aftez petites pour pouvoir etre negligees. 



Quand on a gradue avec de I'eau la capacite du thermometre , 

 il a fallu determiner I'endroit ou I'on veut que foit I'efprit de vin 

 apres s'etre condenfe par la congelation artificielle. Cet endroit fera 

 ^ peu pres au tiers de la longueur du tuyau a compter de la 

 (*) F!', I. cc. boule (*) car I'efprit de vin peut enfuite fe dilater de plus du 

 double par la chaleur. 11 faut que cet endroit foit le nombre de la 

 divifion choifie, par exemple lOoo, fi la divifion eft looc. I.orfqu'on 

 aura verfe I'elprit de vin , & qu'on viendra ^ le condenfer par la 

 congelation , s'il eft au-defTus ou au-deflbus de I'endroit marqu^, on 

 lui otera, ou bien on lui ajoutera la quantity nticeftaire'pour I'ame- 

 ner au point requis , & alors on fera filr qu'on a le volume de 

 looo parties connues d'efprit de vin condenfees par la cougdation 

 artificielle. 



En voil^ aflez pour faire entendre en general les principes de la 

 nouvelle conftrudion. Le plus important c'eft I'exaditude parfaite 

 des mefures. 11 en faut d'abord de petites dont chacune contienne 

 ce qu'on appelle une partie , ou de I'eau , ou de I'efprit de vin ; & 

 M. de Reaumur en indique de fi juftes qu'elles ne perdront pas par 



