DE L'ACADfiMIE ROYALE DES SCIENCES. 7< 

 ment demande-t-il une I^gere modification. En efFet , puifque Peau w^— — — ■ 

 la plus bouillante ne peut pas parvenir a la chaleur d'un mdtal pjjYSlOUE 

 fondu , il faur bien qu'elle ait un certain point fixe, prefcrit par fa ^ • 



nature, & qu'elle ne peut pafier. ^nnce 1730, 



Ce n'ell pourtant pas la chaleur de I'eau bouillante que M. de 

 Reaumur emploie le plus fouvent pour point fixe : il faudroit des 

 tuyaux trop longs pour aller jufques la, & jamais Fair n'eft ^ 

 beaucoup pres ^chaufFe jufqu'a ce point dans les climats les plus 

 ardens. II prend le point oppoft, ceiui de la congelation de I'eau, 

 not! de la congelation naturelle , mais de I'artificielle qui fe fait 

 par de la glace & des fels. On a appris par les thermometres or- 

 dinaires que de la glace eft plus froide que d'autre glace ; & la 

 raifon en eft que I'air a iti plus froid dans un temps que dans un 

 autre. Mais cette raifon ceflera ^ I'egard de la congelation artifi- 

 cielle , fi on la fait , comme il eft ordinaire , dans un temps oh. I'air 

 n'ait aucune difpofition i geler I'eau ; & comme il pourroit refter le 

 fcrupule que la glace naturelle qu'on emploiera feroit plus ou moins 

 froide, il faudra s'en tenir au point oil la premiere furface de I'eau 

 qui fe gelera artificiellement fera prife : car felon la remarque de 

 M. de Reaumur, cette premiere aSion du froid doit etre toujours affez 

 ^gale , & il ne peut guere furvenir d'indgalit^s que dans la /uite par 

 une efpece d'accderation plus ou moins forte. Quand de la matiere 

 dont le moiivement caufoit & entretenoit la liquidite, une eau en 

 a affez perdu pour n'etre plus liquide dans fa furface, il paroit 

 qu'une autre eau en doit perdre precif^ment autant pour fe trouver * 

 au meme ^tat ; quoique les caufes de froid qui agilTent fur I'une 

 & fur I'autre ne foient pas exaSement ^gales , ce ne fera que leur 

 aiSion continuee qui rendra leur difference fenlibie. Apres tout il 

 ne s'agir en tout ceci que d'egalitds phyfiques , qui ne peuvent ja- 

 mais etre aufii juftes que les geomdtriques. 



Le froid de la congelation artificielle de I'eau dtant pris pour 

 point fixe, & en meme temps fi I'on veut, la chaleur de I'eau bouil- 

 lante , il faut graduer un thermometre par rapport ^ ces points, 

 c'eft-k-dire , le divifer en degr^s egaux , tels que I'efprit de vin y 

 montera depuis un froid plus grand que celui de la congelation 

 jufqu'^ cette congelation , & de-1^ jufqu'Ji la chaleur de I'eau bouil- 

 lante. M. de Reaumur a pris une idee fort nouvelle fur cette gra- 

 duation. Les degres egaux le font, non par rapport ^ la longueur 

 du tuyau , nous en avons vu I'erreur manifefte , mais par rapport 

 aux dilatations de la liqueur; fi le volume de la liqueur eft de 

 100 parties, le thermometre marquera un degr^, quand ce volume 

 fera augmente de tI- partie par la dilatation ; 2 degres quand il 

 fera augmente de ib, fie. Ainfi les in^galites interieures du tuyau 

 ne font plus a craindre; & quelles que foient cel'es qui s'y trou- 

 veront, il n'en arrivera autre chofe , finon que des degrds tfgaus 

 de .dilaxation fetont des degres indgaux fur la longueur du tuyau. 



Kij 



