9* ABR^Glfe DES M^MOIRES 



^"^— ^-^"^ fait rejetter ces fortes de nombres. J'aimerois pourtant mieux qu'on 

 Physique exprimat le volume de la liqueur par le meme nombre de cen- 

 ^ ■ taines fur tous les thermometres : il y a mille gens parmi ceux 

 Annie I J 30. qui fe fervent de thermometre, que des reductions audi fimples 

 que les premieres dont nous venons de parler , embarrafleroient. 

 je voudrois done , en leur faveur , que le terme de la cong^latioa 

 de I'eau fut exprim^ par un meme nombre fur tous les thermome- 

 tres : I ceo eft celui que j'ai pris pour ceux que j'ai fait faire. An 

 moyen des grandes mefures de 1000 , ou de 97^ , de difFerentes 

 Capacit^s , il fera toujours aif^ de conftruire les thermometres fur 

 ce nombre. Un qui aiiroit 6t6 conilruit fur 800 , 900 , peut aufli 

 y etre ramene, pourvu qu'on fe donne la peine d'y mettre une 

 ijouvelle ^chelle de degres. Des que le nombre de 80c , par exem- 

 ple, eft pris pour loco , 8 des anciens degres en valeur lo des 

 nouveaux , 4 des anciens en valent 5 de ceux-ci. Pour conftruire 

 la nouvelle ^chelle , il n'y a qu't divifer 4 degrds en cinq. Le 

 compas de proportion facilitera cette divifion , & elle ne produira 

 aucun changement fenfible dans les rapports que les degres doi- 

 vent avoir entr'eux, fi quand on divife les quatre degres en cinq, 

 on marque d'abord les deux nouveaux degrds , de facon que le pre- 

 mier foit pris fur la partie la plus balfe , du plus bas des quatre , 

 & le cinquieme fur la partie la plus ^levee du quatrieme. 11 ea 

 feroit de meme de toute autre redudlion , comnie de 900 a 1000. 

 Quand on n'aura point eprouv^ foi-meme combien les procedes 

 que nous avons expliqu^s pour graduer les thtrmometres font aifts 

 ^ pratiquer , on aura peine i croire qu'ils donnent des mefures 

 audi exaftes qu'ils les donnent r^ellement. Au moyen des petites 

 mefures reniplies avec le niercure, chaque degr^ eft determine avec 

 une extreme prdcifion. II paroitra peut-etre plus difficile de mefu- 

 rer la capacite de la boule & de la partie du tube qui contien- 

 nent la liqueur, dont le volume eft condenfd par la congelation 

 de la glace artificielle. Cette capacity eft de looo mefures : fur 

 icoo mefures , ne fe trompe-t-on point de quelques-unes ? Je rd- 

 pondrai que fi on eft attentif , on ne fe trompe pas d'une feule 

 niefure. Mais fe trompat-on de deux ou trois, ce ne feroit pas 

 une fource d'erreur confioer-ible : car fuppofons qu'au lieu de 1000 

 on cut mis iou2 mefures, voyons oii iroit I'erreur , dans un cas 

 qui donnera idee de ce qu'elle pourroit etre dans les autres. Que 

 le thermometre , dont le volume de la liqueur condenfee par la 

 congelation artificielle eft exadement looo, marque 20, celui dont 

 le volume de la liqueur condenfde eft 1002, marquera alors 20 de- 

 gres plus a's de dcgr^. L'erreur fur 10 degrds fera done de j'j de 

 degr^ , & fur 40 degres qui eft un terme d'un chaud exceflif de 

 -f. Erreurs aftez petites pour pouvoir etre negligees. 



II feroit a fouhaiter que les phyficiens de differens pays puflent 

 avoir des thermometres de cette efpece, leurs obfervations nou§ 



