DE L'ACADliMIE ROYALE DES SCIENCES. 91 



dans le tuyau , on a, pour la faire momer, la reflburcc des grairn — — — ■— 

 folides incroduits dans la boule. Une autre abbreviation c'elt , au p j^ ^ 5 j q y ^^^ 

 lieu des mefures de 1000, d'en avoir de 975, & cela , comme 

 celles de 1000, de diffsrens volumes. La melure de 97^ ayaat dec ^nnce 2730. 

 vuid^e dans le thermometre, on verfera une ^ une 25 peii^es me- 

 fures de mercure. D^s qu'une de ces mefures fera entree dans la 

 boule ; on marquera iur la planche , par un trait, jufqu'oi!i la fur- 

 face de I'eau a ii6 elevee ; & ainfi de fuite , on graduera le ther- 

 inometre d'une maniere plus aifee que celle que nous avons prati- 

 qu^e ci-devant : car apres avoir renipli le thermometre jufqu'au terme 

 de la congelation de I'eau , nous en avons retire 25 mefures d'eau , 

 pour y mettre enfuite 21; mefures de mercure. Enfin on trouvera 

 fans dome bien d'autres abreviations auxquelles je n'ai pas penfe. 



II y en a pourtant encore une dont nous ne nous difpenferons 

 pas de parler , qui fera d'une tr^s-grande commodity aux ouvriers 

 qui fe chargeront de faire beaucoup de thermometres. Quand ils 

 en auront une fois quelques-uns de conftruits dans toute I'exafti- 

 tude poflible, & qu'ils auront du meme efprit de vin , dont ils les 

 ont remplis, ou d'un efprit de vin bien reconnu pour etre de la 

 qualite du premier , ils pourront s'dpargner les petits frais , & la 

 peine de faire congeler I'eau autour de leurs boules. Les capacit^s 

 des boules & des tubes ayant ete bien mefur^es , en un mot la 

 graduation une fois faite , ils verferont de I'efprit de vin dans les 

 rouveaux thermometres jufqu'a ce qu'il y foit i\ev6 au degre oil 

 I'eft adluellement celui des autres : la marche des uns & des au- 

 tres fera preciftment la meme, fi les derniers faits ont €i6 gra- 

 duds foigneufement. Nous n'avons rien dit des petits entonnoirs dont 

 on doit fe fervir pour vuider dans le tube les grandes mefures , 

 tels que font ceux de forme ordinaire, (*) ou ceux (**) de la (•) Fie- i*^. 

 forme de iios petites mefures avec lefquelles on prend k plufieurs ("J Fig' •'• 

 fois la liqueur d'une grande mefure, apres I'avoir verfee dans 

 un verre. 



Quel que foit , dans difFdrens thermometres , le nombre des de- 

 gres qui y exprime le volume de I'efprit de vin condenf^ par la 

 congelation artificielle , il fera toujours aift de les ramener *i une 

 mefure commune , leurs rapports font toujours aifes a voir. Que 

 le volume de la liqueur, qui eft exprimd dans I'un par 800, le 

 foit dans I'autre par 900 , le rapport de leurs degr^s fera comme 

 8^9, c'eft-a-dire , que 8 degrds de celui de 800 en vaudront 9 

 de celui de 900. Ainfi ces deux thermometres dtant expofes k la 

 tndme temperature d'air , fi la liqueur du premier eft eievee \ 16 de- 

 grds, celle du fecond le fera a i8. II en fera de meme de ceux 

 06 le volume condenfe par la congelation eft exprime par tout 

 autre nombre exaft de 100^'. Mais des nombres rompus, comme 

 813, 743, rendroient la comparaifon des degres embarraflante , 

 rarement la pourroit-on faire fur le champ , c'eft ce qui nous a 



M 2 



