93 A B R fi G i:; D E S M 1': M O I R E S 



1 !''''^^TT' , le conduiie , on 5 peu pr^s. Nous expliqrsrons pourtant unc autre 



J n V s I O u E. '^•'^''^''^ ^^ marquer ce terme, qui ne dsinande pas qu'on niette la 



boule du thermometre dans Tcau bouillante : niaiy on eft plus iir 



Annte ij^o. de la verite de la determination d'un point, quand deux methodes 



differentes donnent cc meme point. 



C'cft une queftion , que nous n'examinons pas aftuellenient , de 

 favoir s'il vaut mieux laifler dans !e thermometre de fair tel Jl peii 

 pres que I'air ordinaire, ou f'il vaut niieux n'y laifler que de I'air 

 extremement rar^fie , tel qu'eft celui des endroits que tes Phyliciens 

 appellent \nides. Jc dirai leulement d'avance que dan<: I'un & dans 

 I'autre parti il y a iiZ% inconveniens, qui font moindres \ mon avis' 

 dans un etat moyen : de forte que j'incline \ ne pas laifTer I'air du 

 tuyau dans fon ^tat ordinaire, & audi de n'y pas laifl'er un air tr(is- 

 rarefid. Un degr^ de rar^faftion approchant de celui qu'il a dans la 

 plus grande chaleur de nos climats , me paroit plus convenable : & 

 ce degre eft plus aif^ i faifir \ peu prus en faifant elever I'efprit de 

 vin dans le thermometre au moyen de I'eau chaude, & fcellant le 

 bout de ce thermometre avec notre compofition de cire fur laquelle 

 on tStendra enfuite , fi I'on veut , un vernis, qu'en le fcellant a la 

 lampe. Le feul inconvdnient que je fache ;\ le fceller avec la com- 

 pofition de cire, c'eft qu'il faut alors eviter de renverfer le thermo- 

 metre, de crainte que I'efprit de vin ne causat quelque alteration 

 au bouchon. On peut pourtant le fceller ^ la lampe , fans y ren- 

 fermer un air tres - rar^fie , & cela fi on fe contente d'abord 

 d'allonger le bout du tuyau en un fil creux , ddli6, qu'on le laiffe 

 refroidir, & qu'on fcelle enfuite aflez brufquement le bout de ce 

 filet, ou de ce tuyau capiilaire. 



Enfin le bout du tube du thermometre ayant ^t^ fceH^ de quel- 

 que facon que ce foit, il ne refte plus qu'i le mettre fur la plan- 

 che gradu^e , & ^ I'y afllijetrir. Sa pofition exaSe eft aifte \ rttrou- 

 ver ; le fil qu'on a laifl'e fur le tube , & qui marque le terme de 

 la congelation de I'eau , eft un repaire filr : ce fil doit etre pofd 

 vis-i-vis le trait qui la marque aulli fur la planche. 



Au refte , fi on en juge par la longueur des petits details dans 

 lefqnels nous venons d'entrer, la conftru6tion des nouveaux ther- 

 mometres paroitra plus longiie & plus difficile qu'elle ne I'eft en 

 effet. Mais on ne doit pas juger du temps que les chofes deman- 

 dent ^ etre faires par celui qu'elles demandent i etre dites. II y 

 aura meme bien des abbreviations pour les ouvriers qui fe vou- 

 d'ont charger de faire ces thermometres. lis peuvent avoir de gran- 

 des mefures , de capacitds difFdrentes , qui chacune en contiendront 

 loco petites, & des qu'ils auront un certain nombre de ces mefu- 

 res, il s'en trouvera orefque toujours quelqu'une propre i remplir 

 le thermometre jufqu'au terme de la congdation de I'eau , d'au- 

 tant plus que ce terme peuc etre pris fur une affez grande portion 

 de tube. Si la mefure verf^e hifte la fuiface de la liqueur irop bas 



