DE L'ACADEMIE ROYALE DES SCIENCES. 89 

 la glace commence h fe fondre ; cependant I'dlevation de I'efprit d^ *— — — "^^ 

 via eft quelquefois due a une autre caufe , il a fallu du temps pour Physioue 

 fe rendre k celui qui en defcendant a rencontr^ les parois du vafe. " 



On a preuve certaine que c'eft cette caufe qui produit la quantity Anncc tjjo. 

 excddente de volume de liqueur , lorfqu'on voit que fa furface fe 

 foutient conftamment au itieme terme ; elle s'y foutient pendant 

 plus de huit a dix heures, lorfque les vafes font dans un endroic 

 fi-ais , & qu'ils ont ^t^ bien enveloppds. II faut done retirer ce qu'il 

 y a de liqueur au-deflus du fil. On le peut , en faifant entrer dans 

 le tube un tuyau capillaire , & fucant 4 fon bout fup^rieur , pen- 

 dant que I'inferieur touche la liqueur. On peut audi fe fervir du 

 tuyau capillaire pour porter dans le gros tuyau ce qui manque de 

 liqueur julqu'i la ligne de la congelation. Cette facon d'achever de 

 le remplir eft plus precife, & meme plus prompte que celle de ver- 

 fer de la liqueur par fon ouverture fup^rieure : on n'a point ^ atten- 

 dre le long ^coulement de celle qui s'eft attachde contre les parois. 

 Souvent il y a fi peu de liqueur a oter, qu'on en oteroit trop avec 

 le tuyau capillaire. II eft plus commode d'avoir un fil donr on a 

 engag^ un des bouts dans un gain de plonib. On fait defcendre ce 

 grain de plomb dans la liqueur du tube : une petite partie de cette 

 liqueur eft eatraln^e par le plomb & le fil lorfqu'on les retire. En 

 r^petant deux ou trois fois le meme mai;ege , on en ote ce qui 

 itoit ^ oter. Au refte s'il y a une circonftance qui demande de I'at- 

 tention , c'eft celle dont il s'agit i c'eft-a-dire , celle de mettre bien 

 de niveau , avec le fil qui entoure le tube , la furface de I'efprit de 

 vin condenfe par la glace. S'il y avoit erreur en cet endroit de i , 

 ou de J de degrd, ce feroit une erreur qui fe trouveroit la meme 

 ^ tous les degres^ 



Le thermometre etant retire de la glace , il ne refte plus qu'i 

 fceller hermdtiquement le bout du tube *. Ceux qui connoiffent la OFig. g. A", 

 lampe des Emailleurs, favent aflez comment cela fe fait. En fcel- 

 lant le bout du tuyau , on ^chauffe I'air qu'il contient , on le rard- 

 fie, de forte que celui qui refte au-deflus de la liqueur, n'a plus 

 ni la denfit^, ni par confdquent le reflbrt de I'air ordinaire. 



Au-Iieu de fceller le bout du tuyau a la lampe, on peut fe con- 

 tenter de boucher avec un melange de cire & de tdrebenthine. C'en 

 eft aflez pour oter a I'air int^rieur toute communication avec I'air 

 ext^rieur. On peut meme faire qu'alors I'air interieur fe trouve plus 

 rardfie qu'il ne I'eft , lorfque le tube a et^ fcell^ de I'autre maniere, 

 & qu'il foit rardfi^ ^ un point plus connu. Pour cela on meitra la boule 

 du thermometre dans de I'eau , qu'on fera enfuite chauffer peu a peu. 

 La liqueur s'dlevera, I'air fera chafle , & fortira par le bout du 

 tuyau encore ouvert ; on le fermera quand I'efpace occupd par I'air 

 n'en paroitra contenir que la quantity qu'on y veut laifler. Si meme 

 la longueur du tuyau !e permet , avant de le boucher , on fera mon- 

 ter I'efprit de vin au terme oil la chaleur de I'eau bouillante peut 



Tome VL Partie FranjoiJ}^ M 



