85 A13RECE DES MEMOIRES 



^■— i— — h craindre que le jvolunie de I'eau change fenfiblement pendant !e 



temps necelfaire ^ graduer le thermometre. 

 1 HYSlQUii. Q^ig ^gjyj ^^jj. leqyei ng^s allons continuer de travailler con- 

 Anncc tTO t'^nne looo mefures jiifqu'au terme fixe pour la ccngdation arti- 

 ' ■' ficielle (*) , c'efl au-defiUs fie au-deffous de ce terme qu'il nous 

 (•) Fig. i.CC. faut marquer les degres. Le nombre des fuperieurs que nous appel- 

 lons degres de dilatation , doit etre au moins double de celui des 

 inferieurs que nous nommons degres dc condenfation. Ce font ceux- 

 ci qui doivent etre marques les premiers. Jii je veux qu'il y en ait 

 2'5 , 30, ou tout autre nombre, je vuide de I'eau de men thermo- 

 metre dans une mefure de 25 ou de 30, jufqu';N ce que je I'aye 

 C) Fig. 1. remplie. Ainfi depuis CC jufqu'ea 25 (*) il refle un vuide de 2^ 

 mefures ou degrds. 



Cela fait , j'attache le thermometre avec de petites cordes ou des 



(»)Flg. 8. I£. CC. fils de Idton (*) , fur la planche deflinee \ la porter par la fuite (*) , 



(«) Fig. 8. 55. rr. &: fur laquelle fes degres doivent etre ecrits. Un papier blanc coUe 



deffus eft pret a recevoir les traits. Le premier que je tire eft 



celui de la congelation de I'eau ; il eft pof^ a la hauteur du 61 qui 



C) FIg.S. fC. la marque fur le tube (*). Je tire enfuite un fecond trait vis-avis 



(') 25. le niveau de I'eau (*) , & alors je fuis en etat de commencer a 



graduer. Je remplis une petite mefure, je la vuide dans le tuyau : 



quand toute fa liqueur eft defcendue , je rire un trait vis-k-vis I'en- 



droit 01J !a furface de I'eau s'eft elevde. On remplit enfuite une fe- 



conde fois la mefure, on la vuide dans le tube, & on tire encore 



iin trait \ I'endroit ou s'eft elevee la furface de I'eau. On r^pete 



cette manccuvre tout autant de fois que le demande le nombre des 



degres qui peuvent etre contenus dans la capacity du tuyau, & qui 



doivent etre marques fur la planche. 



Pour les premiers thermometres que je fis faire , on rempliftbit 

 d'eau la petite mefure qui devoir donner I'etendue dun degre : mais 

 I'experience m'apprit que la graduation devenoit longiie ^ faire, &, 

 qui pis eft, incertaine. Une petite mefure d'eau, verfee dans un 

 long tuyau , ne fuffit prefque qu'^ en mouiller les parois : elle coule 

 Icntement le long de ces parois auxquelles elle a de la difpofition 

 i s'attacher. On eft incertain du temps oil toute I'eau d'une mefure 

 eft deTcendue ; toute celle des premieres mefures ne defcend pas , 

 il en refte toujours d'adh^rente aux parois. Je penfai que fi au lieu 

 de remplir la petite mefure d'eau , je la rempliflbis de mercure , 

 jeviterois tous ces inconvenient. Le mercure ne s'attache point au 

 verre , & ce pefant liquide defcend promptement. Audi ai-je vii 

 qu'en I'employant , la graduation etoit bien faite & bientot fute. 

 On y gagne en occupant deux Artiftes a la faire. L'un remplit la 

 petite mefure de mercure , & la vuide dans le tuyau. D^s qu'elle 

 eft defcendue dans la boule , elle fouleve I'eau a la hauteur oil elle 

 doit monter. Dans I'inftant, le fecond Artifte tire un trait fur la 

 planche, vis-i-vis le niveau de i'eau. Une centaine de degres, ou 



