DE L'ACADEMIE ROYALE DES SCIENCES. 83 

 grande capacite. M. de Reaumur a poufle I'exaflitude jufqu'a vouloir — ^— — » 

 ddrerminer dans qiielles bornes cet efFet, qui ne pouvoit etre con- p t, v q 

 fiderable, ^toit renferme, & il a irouv^ que la diminution de la ca- 

 pacitd de la boule par le froid, ou fon augmentation par le chaud, Annie 1730. 

 n'alloit qu'^ faire monter ou defcendre la liqueur dans le tuyau 

 de Tt'os partie de fon volume total, & par conl'equent de 5 de par- 

 tie fur 400 , ce qui peut bien etre negiig^ par les plus fcrupuleux. 

 , II ne refte plus qu'une circonftance a examiner. On laiflTe au 

 haut du tuyau, done le bout eft fcell^ hormetiquement , un efpace 

 que la liqueur dans fa plus grande elevation n'achevera point de 

 remplir. Faut-il que cet efpace foit ce qu'on appelle vuide , c'eft- 

 ^-dire plein d'un air tres-rarefi^ , ou faut-il y laifler de Pair ordi- 

 naire ? il y a avantage & inconvenient de part & d'autre. Si I'air eft 

 tr^s rarefie , ce qu'on aura aifement execute en chauffant beaucoup 

 le haut du tuyau, apres quoi on le fcellera brufquement, le jeu 

 de la liqueur fera fort libre dans le tuyau , elle montera dans ce 

 yuide fans y trouver de rdfiftance; mais auffi I'air contenu dans 

 I'efprit de vin s'en degagera aifement, parce qu'il ne fera point 

 prefT^ ; il enlevera avec lui les parties les plus fubtiles de I'efprit, 

 & cela en changera la qualitd , qu'on fuppofe pourtant devoir etre 

 toujours la meme. Si I'air du haut du tuyau eft de I'air ordinaire, 

 la qualite de I'efprit de vin ne changera pas : mais cet air fe ra- 

 rdfiera par la chaleur auffi bien que I'efprit de vin , & repouffera 

 en embas cet efprit qui tendoit a fe dilater. Dans I'embarras de 

 ce pour & de ce contre qui ne peuvent etre evalues precifement, 

 M. de Reaumur prend le parti que la prudence confeille : il fau- 

 dra de I'air mddiocrement echaufF^. 



Perfuade qu'on paflera fans peine fur la petitefle des thermome- Mem. 

 tres ordinaires , pour en avoir de meilleurs , je vais decrire com- 

 ment il faut graduer & remplir nos grands thermometres. Les ex- 

 periences que j'ai faites des proced^s que j'ai a rapporter , m'ont 

 appris qu'ils font plus aifds , & moins longs I mettre en pratique, 

 qu'ils ne le paroitront dans I'explication que j'ai i en donner. Je 

 fuppofe que j'aie une boule d'un diametre convenable , ou a peu 

 pres, fcellee a un tuyau de grofleur fuffifante. (*) Toutes les Ver- pLANCHE T 

 reries fourniront des tuyaux tels qu'il les faut; celle qui s'eft ^ta- (») fig. 1. A.' 

 blie depuis quelque temps i Seve eft extremement commode pour 

 y faire faire tout ce qu'on a befoin dans ce genre ; c'eft celle k 

 qui je me fuis adreffe. 



Comme le themiometre doit etre conftruit la mefure i la main, 

 la plus grande affaire eft de fe fournir de difFerentes mefures. II 

 en faut de trds-petites , qui font celles qui donnent les dernieres 

 divifions du volume de la liqueur qu'on veut faire entrer dans le 

 thermometre; ce font celles-lh meme qui fervent ^ marquer I'd- 

 tendue de chaque degr^ du tube. II en faut auffi de grandes, qui 



L ij 



