COSMOS. 89 



dans le but de comparer sa marche a celle d'un chronometre, 

 comme on le ferait pour une horloge ordinaire, at de regler sa mar- 

 che sur celle de ce dernier, sinon exactement , du moins de ma- 

 niere a rendre les differences tre.-^-faibles, et a noter I'etendue de 

 celleS'Ci, afin de faire subir les corrections necessaires aux indica- 

 tions de Tinstrument. Nous supposerons en premier lieu que Ton 

 ait ^tabli un synchronisme parfait entre I'anemomfetre et le chro- 

 nometre. 



Actuellement, pla^ons I'instrument au milieu d'un courant d'air 

 horizontal, dans une position telle que le plan d'oscillation du le- 

 vier m c soit parallele a la direction du courant, et ce levier dirige 

 d'ailleurs dans le sens de celui-ci, comme I'indiquent les fieches de 

 la figure. En vertu de sa vitesse, le courant d'air exercera une 

 pression continue contre la plaque ah, au plan de laquelle il sera 

 normal dans la position d'equilibre horizontal de m c. Quand Tap- 

 pareil fonctionnera et que le levier et la plaque oscilleront, la 

 pression re9ue par celle-ci , pendant le parcours d'un arc d'oscilla- 

 tion, aura evidemment pour resultat de diminuer la dur^e de Toscil- 

 lation. 



En effet, remarquons qu'en tout point de I'arc decrit par le cen- 

 tre de ab, autre que le milieu de I'arc, la pression totale/'du cou- 

 rant, oblique au plan de la plaque, est susceptible d'etre decom- 

 posee en deux forces, I'une f'c tangentielle a I'arc, et rautrey"c, 

 dirigee suivant le prolongementde mc. Or, lacomposante/'c tend a 

 ramener mc a la position horizontale de la meme maniere que la 

 composante tangentielle du poids de tout le systeme oscillant /;icB, 

 considere a son centre de gravite, tend a ramener ce systeme sur 

 la verticale nil. Inferons de la que la pression du courant contre la 

 plaque, combinee avec les actions de la pesanteur sur le systeme 

 oscillant , accelerera ses oscillations ; il en resultera necessairement 

 qu'apres un certain temps, I'anemomfetre accusera, dans ses indi- 

 cations, une avance sensible par rapport au chronometre, avec le- 

 quel sa marche serait restee concordante s'il eut continue de fonc- 

 tionner dans I'air calme, ul'abri de Taction du courant d'air. Evi- 

 demment, I'acceleration de I'appareil croitra avec la duree de 

 I'observation, des I'instant que !e courant persiste. 



II est facile d'etablir une relation entre I'avance a, eprouvee par 

 1 anemometre, compare dans ses indications au chronometre, apres 

 un temps d'action T, et la vitesse V du courant que, pour plus de 

 simplicite, nous supposerons constante pendant Tintervalle de temps 

 T. En effet, si nous admettons d'apres les experiences de Borda et 



