COSMOS. 91 



cet andmomfitre. Si Ton suppose que I'appareil, apres avoir etd 

 rdgle pr^alablement sur le chronometre , soit plac6 dans les con- 

 ditions indiquees, au milieu d'un courant d'air, et que celui-ci lui 

 fasse ^prouver une avance de 5' aprfes une observation de 10" de 

 duree, on calculera la vitesse du courant d'air en effectuant le 

 produit de 1°,29, vitesse correspondant dans la table ci-jointe a 

 I'avance 5' et a la durde 10"" d'observation, par le noinbre "19,74, 

 qui est le rapport du coefficient propre a I'appareil, au coefficient 

 10 qui a servi a la construction de la table : le produit 2°', 546 

 obtenu , exprimera la vitesse du courant d'air cherchee. 



Tel est le principe de ran^mometre nouveau. 11 est fonde, comme 

 on a pu le remarquer, sur un mode de reception de Taction du 

 courant d'air qui n'a pas encore et^ employe. En outre de lagrande 

 sensibilite que pri^sentera un appareil conslruit sur ce principe, il 

 offrira ceci : la marche de I'anemometre sera affectee dans un sens 

 ou dans I'autre , aussitot que la vitesse de I'air augmentera ou di- 

 minuera, au point que la duree d'une oscillation du pendule devra 

 subir I'effet, ineme tres-petit , de toute variation de vitesse que ce 

 courant eprouvera pendant quelle s'effectue. Or, I'anemometre a 

 ailettes de Voltmann et ceux construits sur le meme principe ne 

 peuvent prendre aussi rapidement le regime propre a des variations 

 de vitesse brusques; il arrive necessairement qu'un anemometre 

 de cette espece, fonctionnant d'abord j'au milieu d'un courant d'air, 

 doit continuer ses revolutions pendant un certain temps, en vertu de 

 la vitesse acquise, quoique Taction du courant ait compl element 

 cesse. Quand V anemometre-pendide sera place au milieu des memes 

 circonstances. il ne fonctionnera plus que par les actions du meca- 

 iiisme d'horlogerie et de la pesanteur , aussitot que, la vitesse du 

 courant cessant, celui-ci ne pressera plus contre la plaque. Alors 

 Tan^mometre fonctionnera comme dans Tair calme pendant la dur^e 

 de cette interruption ; la difference entre ses indications et la marche 

 du chronometre proviendra seulement de Tinfluence du courant 

 pendant la premiere partie de Tobservation oil celui-ci aura regne. 



Nous n'entrerons dans aucun des details de dispositions particu- 

 lieres, ni de conditions mecaniques auxquelles I'appareil doit satis- 

 faire et que Tauteur a fait connaitre datis^un memoire special. Nous 

 ajouterons seulement que Tappareil, compost^ d'unmouvement d'hor- 

 logerie de bonne facture , et dont T^chappement le plus convenable 

 est celui a chevilles , peut etre enchasse avec sa caisse, dans une 

 niche pratiquee dans la parol latdrale d'une galerie de mine ou Ton 

 voudra determiner les variations de vitesse d'un courant d'adrage 



