9B COSMOS. 



pendant une p^riode de tem|is plus on moins prolongde. La plaque 

 et le levier qui la relie au pendule interieur , se trouvant ainsi en 

 soillie sur la paroi , seront les seules parties de I'apparei! qui recevront 

 Tinflaence de la vitesse du courant. On congoit que, si lagalerie est 

 inclinre, on puisse donnerau levier w c, une inclinaison quelconque,. 

 sans laquelle il sera parallcle k la direction du courant d'air quand 

 il atteindra sa position de repos. Ainsi, dans un puits oil regnerait 

 un courant ascendant , le levier serait dirige verlicalement , la 

 plaque au-dessus de I'axe de rotation du pendule. 



Lorsque I'appareil sera fix^ a demeure, on pourra, k tout instant, 

 le faire fonctionner a I'abri de Taction du courant, dans le but de 

 comparer sa marche a celle du chronometre, sans deplacer I'an^- 

 mometre, et sans interrompre la circulation de I'air. Un dcran, 

 perce d'une rainure afin de laisscr le le\ier eft'ectuer librement ses 

 oscillations, que Ton placera momentanenient en face de la plaque, 

 en avant par rapport au courant, soustraira completement la plaque 

 a la pression de I'air en mouvement, aussitot que la eomparaison de 

 I'appareil et du chionometre I'exigera. 



L'interposition de I'ecran sera necessaire quand on voudra, par 

 cette eomparaison, constater les differences que pent presenter la 

 marche de I'anemometre dans I'air calme par rapport au chrono- 

 metre ; differences qu'il est important de constater de temps a au- 

 tre, afin d'introduire les corrections dans les nombres observes h 

 I'aide desquels on doit deduire la vitesse du courant, et cela avant 

 de faire u>age de la table, comme I'auteur I'indique. 



Lafiicilite de determination de ces differences, soit avant ou apres 

 une observation faite sous I'influence du vent, doit lever tout doute 

 sur la possibilite d'introduire avec avantage dans une galerie de 

 mine, un appareil qui, par la nature de son mecanisme, semble 

 d'abord expose a subir les effets d'infiuences perturbatrices. Dans 

 les mines, la temperature de I'air ne subit pas des variations aussi 

 «§tendues qu'a la surface de la terre : les perturbations resultant de 

 la non-compensation du pendule seront done peu sensibles. Les 

 effets de I'humidite de I'air sur la marche de I'appareil seront peu 

 sensibles. Les procedes galvanojtlastiques permettront de mettre 

 a I'abri de la rouille certaines parlies de I'appareil. 



L'auteura termine son travail en faisant connaitre une disposi- 

 tion de I'appareil plus complete, qui, tout en reposant sur le meme 

 princijje que celui-la, permettra a I'instrument d'enregistrer lui- 

 meme la difference de marche comparative de I'anemometre et dvt 

 chronometre, a des intervalles de temps tres-rapproches. 



