56 COSMOS. 



La rniire |)eut etre eclairee soit par les rayons du spectre solaire 

 projptos sur un ccran (ce spectre doit etre assez pur pour que les 

 principales raics de Fraunhofer so dessinent nettement), soit par la 

 lumiore d'une forte lampe modifiee par des absorbants convenable- 

 ment choisis, soit enfin par la lumle're diffuse; on obtient dans ce 

 dernier cas Tindice de refraction relatif a la partie du spectre la plus 

 Eclairee. 



Lorsque la lumiere est trfes-vive, il faut placer au-devant du col- 

 limatcur un verre depoli, et, dans tousles cas, un diaphragme d'une 

 etendue suffisante pour intercepter les rayons qui ne doivent point 

 peiietrer dans I'appareil. 



On pent mesurer les ^paisseurs avec la vis de I'appareil, ou au 

 moyen d'un spherometre; mais dans ce cas, il faut determiner le 

 rapport des longueurs des pas de vis des deux instruments, afin de 

 rapporter les valeurs de e et de dk la meme unit-i. 



En operant de cette nianiere , sur des plaques de quartz de 7 a 

 8 millimetres d'epaisseur, M. Bernard a trouve pour indices de re- 

 fractions correspondant aux raies D, E, F, G, etpourle rayon or- 

 dinaire les nombres 1,5441 ; 1,5473 ; 1,5496 ; 1,5541 ; les nombres 

 trouves par Rudberg etaient : 1 ,5442 ; 1 ,5471 ; 1 ,5496 ; 1 ,5542 ; les 

 diderences, on le voit, sont au plus de 2 dix-milliemes. Une plaque 

 de flint lourd de Guinand a donne pour la raie E deux fois le 

 meme nombre 1,7226 ; pour un flint lourd de Fell et pour la raie H, 

 on aobtenu 1,7179, 1,7176 ; la difference est de 3 dix-milliemes; 

 enfin pour un verre de Saint-Gobin et pour la raie H , les nombres 

 trouves 1,5222, 1,5226, differaient de 4 dix-milliemes. Les pla- 

 ques sur le.^quelles M. Bernard a fait Tessai de sa mcthode ont dte 

 prises au hasard , les faces de quelques-unes etaient sensiblement 

 convergentes , et les erreurs , comme on le voit , se sont trouvees 

 exactement compensees; dans un appareil mieux constrult, on pour- 

 rait compter sur la quatrieme decimale. II n'est pas n^cessaire 

 d'indiquer, en detail, comment on appliquerait aux liquides cette 

 melhode, qui n'est peut-etre pas entierement neuve; nous croyons 

 savoir que M. Fizeau en a fait beaucoup d'applications ; mais, ii 

 notre connaissance du moins, elle n'a pas etc publiee, et I'hormeur 

 en revient a M. Felix Bernard. 



A. T?xAP,IRLAT, propridlaire-gcrant. 



PARIS. — IMPRIMERIE DE W. REIIQUET ET cic, KOE GARASCIERE, 5, 



