702 COSMOS. 



— M. Jules Regiiiiult et M. Nelaton soumettent au jugementde 

 I'Acadeniie leur procede de cauterisation thernio-galvanique, decrit 

 en iuin 1822 dans la Gazette des Iwpitaux et dont I'efficacite a ete 

 demontree par de nombreuses experiences ; voici la description de 

 I'appareil cauterisateur : 



Un manche sensiblement cylindrique en buis, de 20 centimetres 

 de longueur et de 15 millimfetres de section, est creuse, parallele- 

 inent a son axe , de deux goultieres cylindriques separees par un 

 espace plein, central, de 5 millimetres d'ejiaisseur. 



Ces !deux gouttieres presentent un diametre de 5 millimetres; 

 dans leur intdrieur s'engagent a frottement deux tiges pleines, de 

 cuivre, qui depassent le manche, a chacune de ses extremites, de 

 quelques centimetres. D'un cote ces tiges sont fendues et portent un 

 pas de vis sur lequel s'ajustent deux ecrous mobiles , de I'aulre , 

 ellessontaplaties et portent chacune une vis fixe de pression. 



Ces dernieres extremites sont destinees a mettre le cautere en 

 communication avecles deux rheophores d'une pile, les premieres a 

 supporter un fil de platine auquel on donne la forme d'un stylet, et 

 dont chacun des bouts s'engage dans les rainures et y est maintenue 

 solidement par les ecrous. 



Dans leurs premiers essais , MM, Regnault et Nelaton avaient 

 employe dix Elements de Bunsen de grande dimension , ils ont 

 inaintenant recours a le pile de Munck (50 couples) dont le manie- 

 inent est tres-commode et qui ^vite les pertes de temps du mon- 

 tage. Le diametre, la longueur, la forme du fil de platine, sont mo- 

 difies suivant les n^cessites de Topi^ration. II ne laut pas toutefois 

 perdre de vue lors de ces changements du stylet, que, pour une pile 

 dont I'intensite rests la meme, on doit toujours faire varier dans un 

 rapport inverse la longueur du fil de platnie et sa section ; sans 

 cela on s'expose a le fondre ou a ne pas atteindre I'incandescence. 



Les avantages de cet appareil naissent de la plus haute tempe- 

 rature que peut atteindre le stylet, et de sa masse peu considerable. 

 II a ete employe avec succes dans les cas suivants : 



1° Cauterisation exerceesur un point tres-limite a ]'aide d'un ins- 

 trument dont la temperature est tres-elev^e, cas dans lequel on veut 

 obteiiir une destruction tres-complete dans un espacJ bien circons- 

 crit (Ex. : bord libre de la paupiere, caroncule lacrymale, sac la- 

 cryiiial, etc.). 



2° Cauterisation au fond d'une cavite naturelle (p/narynx, isthme 

 du gosier, fosses nasales, conduit auditif externe, vagin, rectum). 



3" Cauterisation etendue, mais se faisant a travers un orifice 



