&98 COSMOS. 



On peut toujours operer la dc^composition precedente du faisceau 

 primitif au moyen d'un prisme bi-refringent d'un angle convenable, 

 dont la section principale est dirigc^e paralleleinent au plan de pola- 

 risation ; les intensit^s respectives de Tiniage ordinaire et de I'iinage 

 extraordinaire sont alors proportionnelles aux valeurs de a et de h. 

 Cesfaisceaux, npros leur passage a traversun prisme de Nicol analy- 

 seur, donneront lieu a deux nouvelles images; mais ici I'image ordi- 

 naire sera polarisde dans un plan perpendiculaire a la section princi- 

 pale de I'analyseur, et I'image extraordinaire dans un plan parallele; 

 les intensites deviendront egales pour un certain angle a forme par les 

 deux sections principales, on aura done pour determiner a et h les 

 deux relations 



a -\-b ■:=.'[., ]j. a sin^ a.z=.b cos* a, 



en representant par fji le rapport des deux intensites maxima des 

 deux images, lorsque la lumiere iiicidente n'est pas polarisee. De 

 ces deux relations on tire par une combinaison facde, et en posant 

 fji tang- a = tang- a' 



a — bz=: cos 2 x' . 



Le facteur p introduit par I'inegalite de la reflexion due a la diffe- 

 rence de vitesse des deux rayons dans le spath, et a I'inclinaison 

 differente sous laquelle les deux faisceaux rencontrent les faces de 

 I'analyseur n'est point negligeable ; nous verrons plus loin comment 

 on le determine. 



II. Description de l' instrument on du polarimetre. — A I'une 

 des extremites d'un tube a tirage, de deux decimetres de longueur, 

 se trouve un prisme bi-rt^fringent polariseur , forme d'un spath et 

 d'un prisme de verre qui n'achromatise qu'imparfaitement , mais 

 d'une maniere egale, les deux images fournies par I'ouverture, 

 de cinq millimetres de diametre, d'un diaphragme place a I'autre 

 extreuiite. Contre le diaphragme est dispose un obturateur excen- 

 trique presentant deux ouvertures; I'une est libre ; a I'autre est 

 adaptee une plaque de quartz a deux rotations , de M. Soleil. 



Au-devant du polariseur est dispose un cercle qui porte une ali- 

 dade et un vernier; dans la chape del'alidade est engage un prisme 

 de Nicol analyseur, taille sous forme de parallelipipede droit; cet 

 appareil, place dans un tube concentrique fendu et a charniere a vis 

 de pression, dispose sur un support, constitue le polarimetre propre- 

 irient dit, et peut s'adapter a d'autres appareils secondaires dont la 

 disposition depend de I'origine du faisceau a analyser. 



Dans tous les cas, lorsque le faisceau est introduit dans I'appareil,' 



