58 COSMOS. 



tourner sur ses pas pour reconduirc ses compagnons cliez eux. II 

 est determine i» revoir ses bons amis noirs; je n'ai pas manque 

 d'appeler sur ce projet raltention de notre ministre des affaires 

 etran<^eres, et je me rejouis de pouvoir vous apprendre que le 

 comte de Clarendon a decide qu'& son retour en Afrique il occu- 

 pera des fonclions officielies et sera soutenu par I'appui de son 

 souverain. » 



— Le R. P. Secchi decrit dans une lettre k M. :^liede Beaumont^ 

 un nouveau baromeire appelc par lui barometre a balance, et 

 dont la construction repose surle principe suivant : concevonsun 

 barometre k cuvette dont le tube est d'un diametre assez grand, 

 15 centimetres, parcxemple, et dont la cuvette pose sur une table; 

 si, prenant a la main le tube cylindrique, on essaie de le soulever, 

 le' raisonnement ct le fait prouvent que I'effort necessaire sera 

 e»al ft celui qui est exerce par I'atmospliere sur le mcrcure de 

 Vhistrument, c'est-i-dire au poids du mercure renferme dans ce 

 tube. Si done on attache le tube du barometre a I'un des plateaux 

 d'une balance et qu'on mette dans I'autre plateau le poids neces-- 

 saire k etablir I'equilibre, on aura reellement pese ou exprime en 

 poids la pression atmospberique ; et les poids qu'il faudra ajouter 

 ou retranclier k tous les instants successifs pour maintenir I'equL- 

 libre, deviennent la mesure naturelle des variations de la pression 

 atmospberique. Si on voulait obtenir, non pas des mesures rela- 

 tives, mais des mesures absolues de ces variations, il faudrait 

 tenir'compte du poids dutube, dela portion de ce poids que perd 

 la portion immergee dans le mercure, et dela section interieure du 

 tube. La sensibilite de I'appareil sera naturellement proportion- 

 nelle a I'aire de cetle section; si cette surface estde 10 centimetres 

 -<jarres et que la hauteur barometrique varie d'un centimetre, le 

 poids a ajouter ou a retrancher sera de 10 centimetres cubes de- 

 mercure, c'est-a-dire de 135 grammes, tandis qu'il serait seule- 

 ment de 13?', 5 si le tube avait une section d'un centimetre carre. 

 Pour se debarrasser du trouble de peser chaque fois, surtout pour 

 les observations differentielles , onpourra attacher au fleau un& 

 aic^uiUe plus ou moins longue, laquelle, se mouvant sur une 

 echelle <-^raduee, accuse h I'oeil toutes les variations de pression. 

 Le premier instrument de ce genre, installe par le R. P. beccln 

 dans son observatoire, est une espece de balance romaine au bras 

 dP laquelle est suspendu le tube de 15 millimetres de diametre, 

 equilibre de I'autre c6te par un contre-poids ; unelongue lame de 

 Terre servait d'abord d'index, mais plus tard il a fixe au-dessus 



