COSMOS. 159 



la mesure ties quantities d'air depensces pour la production des 

 sons de la voix. Son mode d'operer consiste k faire chanter ou 

 parler au sein d'un petit masque embrassant h la fois la bouclie 

 et le nez, dans une cavite qui communique avec Tatmosph^re 

 par un tube de caoutchouc tres-court qui porte un spirometre. 

 La sortie de I'air n'est pas genee; I'observateur examine le mou- 

 Tement de I'aiguille qui indique la rapidite variable du courant 

 d'air pendant que Ton parte ou que Ton chante. Ce ne sont en- 

 core que des essais, et nous nous bornerons h enonccr les pre- 

 miers resullats oblenus. Pendant que le chanteur parcourt une 

 echelle de sons ascendants, on observe presque toujours une 

 acceleration notable. La depense d'air croit manifestement avec 

 I'acuite des sons a partir d'une certaine limite; elle decroittres- 

 sensiblement a mesure que les sons deviennent plus graves, k 

 partir d'une certaine limite. La variation de la depense avec I'in- 

 tensite des sons est remarquable ; une note du medium pent etre 

 donnee avec une depense variant d'un a cinq decilitres. Ces 

 donnees confirment 1' opinion de Savart que la hauteur des sons 

 fournis par I'organe vocal depend h la fois do la grandeur des 

 orifices du larynx, de la pression de I'air dans le poumon, et de 

 la tension des teguments de la glotte. 11 nous semble impossible 

 que M. Guillet ne se soit pas trompe et que le volume d'air as- 

 pire pendant remission d'une note grave ne soit pas plus grand 

 que le volume d'air aspire pendant remission d'une 'note aigue. 

 Est-il bien sur que les indications de volume et de vitesse ne se 

 contrarient pas dans son spirometre, que I'accroissement d'im- 

 pulsion da k la vitesse ne compense pas le volume moindre d'air? 

 — L'appareil pour la mesure des bases construit par M. Brun- 

 ner a ete commande par MM. Ibanez et Saavedra, membres de 

 la Commission chargee de prolonger dans toute la Peninsule es- 

 pagnole le reseau trigonom^trique qui couvre la France. Sa cons- 

 truction a dure deux ans. II se compose essentiellement de deux 

 regies en platine eten cuivre, ayant/i metres de longueur, 0"', 021 

 delargeur, 0"% 005 d'epaisseur, et formant, par leur superposi- 

 tion, un thermomStre metallique. Les regies reposent sur qua- 

 torze systemes de coussinets formes chacun de six cylindres qui 

 les maintiennent en ligne droite. Les coussinets sont fixes & un 

 banc de fer en forme de T. Les regies sont divisees dans toute 

 leur longueur de centimetre en centimetre ; ft chacune des extre- 

 mites, 6 centimetres sont divises en dixiemes de millimetres. La 

 lecture se fait k I'aide de deux microscopes micrometriques ; un 



